6 
Е. С. ФЕДОРОВЪ, НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
ленію своей оси; для этого движенія служатъ салазки Ю). Движеніе это даетъ возможность 
приблизить трубу къ разсматриваемому кристаллу на разстояніе яснаго зрѣнія. 
С) Горизонтальный лимбъ; около вертикальной оси, проходящей чрезъ центръ этого 
лимба, вращаются всѣ остальныя части прибора вмѣстѣ съ двумя ноніусами съ лупами. 
Вращающаяся около вертикальной оси часть состоитъ изъ подставки 7), несущей го- 
ризонтальную ось съ насаженными на нее вертикальнымъ лимбомъ Е (снаружи) и кругомъ 
съ ноніусами (внутри) Е. По другую сторону къ ней привинченъ юстирный аппаратъ Гнезз’а. 
Всю эту вращающуюся около вертикальной оси часть гоніометра я буду называть 
ради краткости подвижною частью прибора. 
Наконецъ, противовѣсъ О. 
Важнѣйшею частью прибора является труба. При приподнятомъ подвижномъ окулярѣ 
а труба эта одновременно служитъ коллиматоромъ и зрительною трубою (фиг. 3). 
Сигналъ Ъ (изображенный отдѣльно на фиг. 4) отражается отъ весьма топкаго (ііокры- 
(Фпг. 3). 
(Фиг. 4). 
вателыіаго) стеклышка с, поставленнаго подъ угломъ 45° къ оси трубы; расходящіеся отъ 
сигнала лучи, пройдя объективъ, принимаютъ параллельное положеніе. Параллельные же 
лучи, отраженные отъ грани кристалла, поставленной перпендикулярно къ оптической оси 
трубы, проходятъ обратно чрезъ объективъ сі и сходятся въ главномъ Фокусѣ, гдѣ натянутъ 
паутинный крестъ. Здѣсь получается дѣйствительное изображеніе сигнала, разсматриваемое 
въ увеличенномъ видѣ чрезъ Рамсденовскій окуляръ /*. 
Для разсматриванія самаго кристалла подвижной окуляръ опускается и, составляя съ 
объективомъ болѣе сильную оптическую систему, преобразуетъ трубу въ слабый микроскопъ. 
Вертикальный лимбъ приспособленъ для повторныхъ отсчитываній и для удобнѣйшаго 
расположеніе нуля. Грубое движеніе внутренняго круга съ ноніусами производится съ по- 
мощью зазубренной головки а; головка [3 слуяштъ для закрѣпленія этого круга съ лимбомъ. 
Зажимные винты у и о закрѣпляютъ положеніе лимба и круга съ ноніусами; понятно, что 
когда нужно вращать тотъ или другой кругъ отдѣльно, слѣдуетъ ослаблять эти винты, а 
1) На салазкахъ имѣется замѣтка, показывающая въ какое положеніе при наблюденіи должна быть уста- 
новлена труба. Въ противномъ случаѣ, благодаря несовершенной параллельности въ движеніи этой трубы мо- 
жетъ вкрасться ошибка. 
