BIBLIOGRAPHIE. 
629 
faut cependant reconnaître que les progrès de l’électrothérapie 
n’ont pas été rapides, et qu’à l’heure actuelle encore cet agent 
physique est employé par la plupart des médecins d’une façon 
absolument empirique. La raison en est double : d’une part, 
les effets de l’électricité sur l’organisme humain n’ont encore 
été étudiés qu’incomplètement, etil reste beaucoup à faire sous ce 
rapport; d’autre part, les notions électrophysiologiques les plus 
certaines sont trop peu connues des praticiens. 11 était utile de 
posséder un manuel de thechnique d’électrophysiologie, facili- 
tant l’expérimentation de ceux qui veulent se livrer à de nou- 
velles recherches dans ce vaste champ d’études et rappelant en 
même temps les notions déjà découvertes. 
Tel a été le but poursuivi par M. Weiss, qui, par ses études 
antérieures, était dans les meilleures conditions pour écrire un 
ouvrage qui fût à la fois scientifique dans son esprit et pratique 
dans les indications qu’il fournit. 
L’auteur rappelle d’abord les formules et les lois indispen- 
sables à connaître pour l’étude de l’électrophysiologie. Il expose 
ensuite les principales méthodes et les appareils les plus pra- 
tiques pour la mesure de l'électricité. 
Quant aux galvanomètres, M. Weiss rejette ceux du type 
Nobili, encore souvent cités comme de bons instruments; il pro- 
pose de les remplacer soit par le galvanomètre d’Arsonval, soit 
par la boussole de Wiedemann. 
Pour mesurer la quantité d’électricité, le procédé le plus com- 
mode est l’emploi du galvanomètre balistique; les méthodes 
électrolytiques, qui sont plus sûres et plus précises, ne peuvent 
servir, parce que les quantités d’électricité employées en électro- 
physiologie sont trop faibles pour donner une électrolyse appré- 
ciable. 
Quant à la mensuration des différences de potentiel, l’auteur 
conseille soit l’électromètre Thomson, soit l’électromètre 
capillaire. Chacun de ces instruments a ses avantages et ses 
inconvénients; le type Thomson convient très bien, mais son 
montage est coûteux et délicat. 
On peut mesurer les forces électromotrices de polarisation à 
l’aide du procédé de M. Chaperon; il est rare qu’on ait besoin, en 
électrophysiologie, de faire des mesures de capacité. Par contre, 
la mesure des résistances est souvent fort importante; la méthode 
la plus simple consiste à déduire la résistance des corps en expé- 
rience de la formule de Ohm; l’auteur signale à ce propos un 
dispositif extrêmement commode dû à MM. Arton et Perry. 
Dans la deuxième partie de son ouvrage, M. Weiss étudie la 
