188 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
des yeux la marche de l’iiorloge à contrôler. Veut-on 
dans ce cas atteindre une grande précision, il faut 
prolonger l’observation pendant assez longtemps et 
recourir à la méthode des coïncidences. C’est dans ce 
but que le service radiotélégraphique de la tour Eiffel 
a organisé les séries de battements envoyés entre 21 
et 22 heures (1). 
Nous obtenions une égale précision par la réception 
d’un seul signal horaire, et le procédé employé avait en 
outre l’avantage d’être entièrement objectif et d’éli- 
miner toute équation personnelle. 
Il s’agissait, en premier lieu, d’imprimer photogra- 
phiquement sur un papier sensible enregistreur le 
signal radiotélégraphique. 
A cet effet, le P. Wulf, du Collège Saint-Ignace à 
Fauquemont, s’est servi de son nouvel électromètre 
imifilaire. 
Coupt 
vertica/0 
V 
homonuJe 
Fig. 1 
Un fil de quartz métallisé par pulvérisation catho- 
dique, fixé à sa partie supérieure, est attaché par son 
extrémité inférieure à une boucle de quartz isolant et 
qui fait ressort (Fig. 1). Ce fil est parallèle aux arêtes 
(1) Pour plus (le détails voir la brochure publiée par le Bureau des longi- 
tudes : Réception des signaux radiotélégraphiques transmis par la tour 
Eiffel. Paris, Gauthier-Villars, 1912. 
