l’éclipse de soleil du 17 AVRIL 1912 189 
de deux coins métalliques isolés, dans le plan desquelles 
il peut se mouvoir. On voit immédiatement que cet 
appareil ce prête à tous les modes d’emploi de l’électro- 
mètre à quadrants. On peut, par exemple, charger les 
deux coins à l’aide d’une ]>ile et recevoir sur le fil 
mobile le potentiel cà mesurer. 
La sensibilité de l’appareil se règle par l’écartement 
des arêtes des coins et par la tension du fil. Son 
domaine d’emploi varie de l’ordre du millivolt jusqu’au 
potentiel explosif. Les lectures se font directement au 
microscope armé d’un micromètre oculaire ou bien par 
projection. Dans ce dernier cas, les déplacements du 
fil peuvent s’enregistrer pbotograpbiquement. 
Les tracés fournis par cet appareil ne laissent rien à 
désirer au point de vue de la précision. 
^’oici maintenant comment se faisait, par l’intermé- 
diaire de cet électromètre, la comparaison de l’horloge 
Kessels avec les signaux radiotélégrapbiques de la 
tour Eiffel. 
Au fond de la caisse tle cette horloge, derrière la 
tige du pendule supposé immobile, on fixa un petit 
miroir concave. A la tige même fut attachée une 
lamelle métallique noircie. Une lampe Nernst envoyait 
un faisceau de lumière sur le miroir qui la concentrait 
en un foyer très petit. La source et le miroir étaient 
disposés de telle sorte que, dans le mouvement du 
pendule, la lamelle coupât la lumière exactement au 
moment du passage dans la position d’équilibre ou à 
peu près, ce qui n’a pas d’importance, comme on va le 
montrer. 
Le faisceau réffécbi dirigé par un système de len- 
tilles vers l’appareil enregistreur formait sur le papier 
sensible une image ponctuelle : sur ce papier mobile se 
marquait donc une série de traits — noirs après déve- 
loppement — et parallèles au mouvement ; les inter- 
valles entre ces traits correspondent aux époques 
d’occultation du foyer lumineux par la lamelle. La 
