l’éclipse de soleil du 17 avril 1912 191 
Ce réce})teur au })otassium, tout récemment réalisé 
et non encore dans le commerce, avait été préparé et 
mis très aimalilement à notre disposition ])ar les inven- 
teurs eux-mêmes. 
11 était monté dans un pont AVheatstone. Une des 
branches du pont renfermait le }>hotomètre. Sa résis- 
tance était lialancée par une résistance (rionium 
(Bronson). Dans le pont se trouvait Félectromètre de 
Wulf décrit ci-dessus. 
L’enregistreur pliotogra})hique inscrivait, côte à 
cote, la variation de rillumination et la marche de 
l’horloge. 
La sensibilité, réglée deux minutes avant la phase 
maximum pour l’obscurité présumée, s’est trouvée 
trop grande pour la diminution de l’intensité lumineuse 
effectivement réalisée par l’éclipse. Le fil de l’électro- 
mètre a traversé tout le champ de l’apjiareil Jusqu’à en 
sortir pendant les secondes de la phase maximum. 
Cette méthode, due au P. ^^\llf, était donc excel- 
lente. Elle a fourni une courbe admirablement nette à 
laquelle, malheureusement, manque la partie la plus 
importante. 
Un réglage plus heureux du diaphragme iris du pho- 
tomètre, facile à réaliser grâce à l’expérience acquise, 
assurerait dans les prochaines éclipses un résultat qui 
ne laisserait rien à désirer. 
Ce premier poste était dirigé par le P. AVulf assisté 
du P. Lucas. 
A un second poste, le P. Stein, du Collège Saint- 
Ignace à Amsterdam, fit au moyen d’un photomètre 
du même genre, mais moins. sensible, un grand nombre 
de lectures visuelles pendant toute la durée de l’éclipse. 
partie, pp. 380-iÜ5, et en allemand, dans la Physikalische Zeitsciiiuit, 
t. Vl, pp. 832-847. Leii)zig UI05. — Voir aussi Annales, t. X.XXVI, première 
partie, p. 131, une communication du P. Lucas sur le même sujet. 
