298 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
d’environ 70 centimètres. La forme du vase et la disposition de la lentille 
sont telles que, pour toutes les hauteurs du soleil, l’incidence des rayons 
est normale à la lentille et à la face du vase destinée à les absorber (1). 
Citons encore l’appareil Secclii. Le thermomètre, à gros réservoir 
reçoit directement les rayons solaires à travers une ouverture de dia- 
phragme, dont le diamètre est sensiblement égal à celui du réservoir 
thermométrique. Il est de plus entouré d’une petite chaudière annulaire, 
dont la capacité est pleine d’eau, d’huile ou de vapeur, maintenue à une 
température constante (2). 
En résumé, dans tous ces appareils, le rayonnement solaire affecte le 
thermomètre, et pour en déterminer l’intensité, on compare l’élévation 
de température qui en résulte, à celle qui résulte du rayonnement d’au- 
tres corps, portés à une température connue, et affectant à leur tour, 
dans les mêmes conditions, le même thermomètre. 
La manipulation de ces appareils est longue et délicate, et il n’y a guère 
espoir de les voir s’introduire dans le matériel des stations secondaires. 
Mais on peut recourir à des appareils plus simples et d’une observation 
plus facile. 
En Angleterre, on a choisi un instrument préconisé par Sir J. Herschel, 
mais différent notablement de l’actinomêtre décrit plus haut. C’est un 
thermomètre à maxima, à réservoir sphérique, noirci au noir de fumée, 
et placé au centre d’un ballon dans lequel on a fait le vide. On le couche 
sur le gazon et on observe la température qu’il prend, sous l’action des 
rayons solaires (3). Voici ce qui se passe : 
Le thermomètre noirci absorbe les rayons qui pénètrent jusqu’à lui au 
travers de l’enveloppe du ballon; sous leur action il s’échauffe, et sa tem- 
pérature s’élève jusqu ’au moment où il perd, par son propre rayonne- 
ment une quantité de chaleur égale à celle qu’il reçoit lui-même, par le 
rayonnement solaire. En ce moment, il y a équilibre entre la chaleur 
reçue et la chaleur émise, et la température reste stationnaire. 
Or, Newton a démontré que, à travers le vide, le rayonnement est pro- 
portionnel à l’excès de la température du corps qui se refroidit, sur celle 
de l’enceinte où le refroidissement s’opère. Nommons, pour plus de clarté, 
T la température du thermomètre, au moment de l’équilibre dont nous 
parlions tantôt, t celle de l’enceinte ou du ballon; T-i donnera la mesure 
du rayonnement du thermomètre, et, comme celui-ci est alors égal au 
rayonnement solaire, T -t donnera de ce dernier une évaluation exacte. 
T est facile à déterminer et n’exige qu’une lecture, mais t ? On est con- 
venu, en Angleterre, de prendre pour t, ou pour la température du bal- 
lon, la température marquée par un second thermomètre placé à l’om- 
bre. Mais il est difficile, ainsi que le remarque M. Marié Davy, il est 
(1) Pouillet. Traité de Physique, t. 2, 7 éd., p. 107. 
(2) Secchi. Le Soleil. 2 e édit., t. 2, p. 243, et Bullet. del Oss. del Coll. 
Romano. 1863, p. 19. 
(3) Quart erly Journal of the meteorolog . Society. Avril 1874. 
