300 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
réuni une série d’observations semblables, il est aisé de déterminer par 
un calcul élémentaire la valeur de A et celle de p. 
On a trouvé pour l’actinomôtre étalon de Montsouris 
A=17°0 et _p=0,875. 
Or, voici ce que la connaissance de la valeur dep, c’est-à-dire, la valeur 
de l’absorption atmosphérique par un ciel serein, apporte d’avantages à 
l’observateur. 
Elle lui permet de calculer à l’avance le degré actinométrique T —t qui 
correspondrait à tel lieu, à tel jour, à telle heure, si le ciel était sans 
nuages. En comparant plus tard, au jour et à l’heure convenus ce degré 
avec le degré observé, il pourra en déduire la quantité de rayons ab- 
sorbés ou réfléchis par les nuages, car les deux cas se présentent. 
Mais peut-être ces calculs, si simples qu’ils soient, effraieront-ils en- 
core. Hâtons-nous d’ajouter qu’on peut les réduire. Voici comment. 
Pour écarter de la constante atmosphérique la constante expérimen- 
tale qui la complique, et rendre les diverses observations comparables, 
on est convenu à Montsouris de prendre pour A la valeur arbitraire, 100. 
Dés lors, il faut que l’on cherche, pour chaque instrument, un facteur 
convenable, qui ramène à cette valeur Active, la vraie valeur de la con- 
stante solaire de l’appareil. On y arrive par la comparaison des appareils 
particuliers à l’appareil étalon de Montsouris. M. Marié Davy se charge 
volontiers de cette comparaison. 
L’actinomètre, dont je me sers moi-même à Namur (Salleron n° 44), a 
pour correction 
[(T— t)— 0,2]6,40 = le degré actinométrique. 
J’ai donc à observer la différence des températures, à en retrancher 
0,2, et à multiplier l’excès par 6, pour trouver le degré actinométrique du 
jour et de l’heure. Cette observation, on le voit, n’est pas plus compli- 
quée que la lecture et la réduction d’une hauteur barométrique. 
Quant aux degrés actinométriques calculés à l’avance, M. Descroix en 
a dressé des tables, où ils sont déterminés pour tous les jours de l’année, 
à l’heure de midi, et pour toutes les latitudes entre 42° et 51°. Elles sont 
publiées par l’Annuaire de l’Observatoire de Montsouris. 
Pourquoi cet actinomôtre ne se répandrait-il pas? 11 permettrait de 
recueillir avec précision une donnée climatologique importante ; il ratta- 
cherait entre elles l’observation de l’eau évaporée et de l’eau tombée, par 
l’étude d’une absorption corrélative de l’eau suspendue dans les nuages; 
il conduirait peut-être même à une détermination plus approchée de la 
température solaire. Certes, ce sont là des utilités qui méritent de Axer 
l’attention sur l’actinomôtre, et qui compenseraient abondamment un 
mince surcroit de travail, ajouté à la tâche quotidienne de nos météoro- 
logistes. 
Le téléphone. — Un petit appareil, d’apparence bien modeste, bien mo- 
deste encore dans sa constitution intérieure, occupe aujourd’hui l'atten- 
tion des deux mondes. Ce ne sont pas seulement les hommes de science 
qui s’intéressent à lui, l’observent et l’étudient; les personnes les plus 
