REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
641 
gistreurs. Il y a longtemps qu’on s’est ingénié à les imaginer et à les 
construire. Qui ne connaît l'antique barométrographe de Kreil, et le 
météorographe plus moderne du P. Secchi. Ces appareils à leur nais- 
sance n’ont pas laissé d’inspirer quelque enthousiasme parmi les météo- 
rologistes. On en est revenu aujourd’hui. Tous deux ne marquent les 
observations que de cinq en cinq minutes! Je me souviens qu’au temps 
où le météorographe Secchi appelait les yeux de tous les visiteurs de 
l’Exposition universelle, le P. Perry, de l’Observatoire de Stonyhurst, le 
dédaignait quelque peu. Il est vrai que dès lors le P. Perry avait, dans 
les caves de son Observatoire, des appareils photographiques, traçant 
sur des bandes sensibilisées, à chaque instant du jour et de la nuit, sans 
une seconde de discontinuité, toutes les indications météorologiques de- 
puis les hauteurs du baromètre, jusqu’aux variations de l’aiguille aimantée. 
C’est à ce dernier système, à la photographie continue de tous les 
instruments, qu’on s’est arrêté dans tous les observatoires de premier 
ordre. Mais il demande des emplacements spéciaux, des appareils sépa- 
rés, et exige des manipulations nombreuses et fastidieuses. On le voit, 
tous les systèmes ont leur défaut. 
Il est certes fort agréable d’avoir sous les yeux, en un seul coup d’œil, 
sans grand embarras, toutes les données essentielles en météorologie. 
Le météorographe Secchi s’y prête; le météorographe Bréguet, décrit 
dans l’annuaire pour 1877, s’y prête encore mieux; avec plus de simplicité 
du moins, mais peut-être avec moins d’exactitude. Le météorographe Van 
Rysselberglie, l’emporte encore à certains points de vue, et l’on ne peut 
qu’applaudir à son introduction dans notre pays. Mais la nécessité de 
réunir tous les stylets enregistreurs sur un même tableau oblige à faire 
des transactions avec la rigueur et l’exactitude. Je remarque que tous les 
météorologistes expérimentés retournent aux appareils distincts, et que 
les météorographes complets se réfugient dans les observatoires secon- 
daires. 
En dehors de ces observatoires, et du moment où des ressources plus 
larges le permettent, c’est aux appareils distincts qu'il faut recourir. A 
ce point de vue, l’Annuaire de Montsouris a, cette année, la bonne fortune 
d’en signaler plusieurs très remarquables et tout nouvellement imaginés. 
D’abord un baromètre à balance, disposé et construit par M. Salleron. 
L’appareil est parfaitement élégant et d’une délicatesse extrême : la tige 
du baromètre est en fer et fixe, la cuvette est portée par le fléau de la 
balance et un flotteur y maintient, en dépit des oscillations, le niveau du 
mercure à une hauteur invariable. Les indications sont inscrites par 
l’aiguille du fléau sur un cylindre au noir de fumée mis en mouvement 
par une pendule. 
On doit encore à M. Salleron les thermomètres enregistreurs à réser- 
voir sec et à réservoir humide. Ces réservoirs, installés à l’ombre com- 
muniquent, par des tubes plus ou moins longs, avec la salle d’enregistre- 
ment où ils se terminent par un appendice analogue aux tubes des 
baromètres Bourdon. La dilatation ou la contraction de l’alcool dont ils 
sont remplis se traduit par des variations de courbure dans l’appendice. 
