684 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
l’éther anhydre clu commerce, l’éther méthylacétique et éthylacétique; 
l’alcool ordinaire, méthylique et amylique, la benzine, le chloroforme, le 
sulfure de carbone et l’acétone. 
Dans les recherches antérieures de MM. Grassi, Jamin, Amaury et 
Descamps, les températures auxquelles on avait expérimenté ne s’éten- 
daient pas en dehors des limites de la température ambiante; M. Amagat 
au contraire a pu les faire passer de 0° à 100°. Son piézomôtre, disposé 
en vue de ces variations assez larges, mérite d’être décrit dans ses élé- 
ments essentiels. Une forte pièce en fer sert de base à l’appareil; on y a 
creusé un canal cylindrique qui, rempli de mercure, transmettra en tout 
sens les pressions reçues. Sur cette base, dans de petites ouvertures 
verticales, percées jusqu’au canal central, s’adaptent, à d’assez grands 
intervalles, le piézomètre proprement dit, un grand manomètre à air 
comprimé et la pompe à compression. Celle-ci est une petite pompe à 
mercure, à piston plein, et disposée comme celle qui surmonte le gros 
réservoir des calorimètres de Fabre et Silbermann. 
On voit que tout l’appareil présente un système de trois vases, com- 
muniquant par l’intermédiaire d’un tube de jonction horizontal, sur lequel 
ils sont échelonnés. 
Cette disposition permet d’entourer le piézomètre d’une cuve à parois 
de glace, dans laquelle de l’eau ou un liquide quelconque pourra être 
amené aune température déterminée; elle permet encore d’entourer le 
manomètre d’un manchon de cristal, et de faire passer à travers cette 
enveloppe un courant d’eau, qui maintiendra constante la température du 
manomètre. 
Un autre détail de construction a son importance ; une soupape coni- 
que, manœuvrée par une clef extérieure, établit ou interrompt les com- 
munications entre la pompe et les autres parties de l’appareil, et l’on 
peut ainsi garder, avec toute la constance désirable, une pression à 
laquelle on voudrait s’arrêter. 
Les résultats des recherches de M. Amagat, consignés et discutés dans 
un mémoire qu’ont publié les Annales cle physique et de chimie confir- 
ment et généralisent la loi que nous énoncions plus haut. Le coefficient 
de ces divers liquides croît avec la température. 
Pour les reproduire tous ici, il faudrait dresser un long tableau de 
chiffres dont la place est plutôt dans les traités de physique. Mais nous 
aimons à emprunter à l’auteur une de ses considérations, pour montrer 
l’indécision qui règne encore dans nos connaissances, à l’endroit de la 
compressibilité de certains liquides. 
“ D'après Colladon et Sturm, le coefficient de compressibilité de l’éther 
va en diminuant quand la pression augmente; d’après M. Grassi au con- 
traire, le coefficient augmente sensiblement avec la pression ; ainsi le 
coefficient de l’éther à 0°, déduit d’une compression de 3, 4 atmosphères 
serait 0,000111, tandis qu’il serait 0,000132 pour une compression de 7,18 
atmosphères Avec une augmentation aussi rapide, on pourrait s’atten- 
dre à trouver un coefficient considérable sous des pressions de plusieurs 
centaines d’atmosphères. Or, d’après M. Cailletet, ce coefficient serait 
