H. Gei dies: Ratschläge zur Anschaffung eines Mikroskops. 
467 
teils bis zum Winkel von 45 Grad. Sie er- 
leichtert eine andauernde Beobachtung ausser- 
ordentlich. Ferner verhindert sie eine bekannte 
Sehstörung, die sich bei längerem Hinein- 
blicken in das senkrechte Mikroskop einzustel- 
len pflegt. Im Glaskörper des Auges schwim- 
men nämlich Unsauberkeiten um- 
her, die bei der mikroskopischen 
Beobachtung als bewegliche helle 
Kugeln und Perlschnüre vor dem 
Auge erscheinen. Diese „mouches 
volantes“ (fliegende Mücken) sam- 
meln sich bei senkrechter Beobach- 
tung gewöhnlich mitten im Ge- 
sichtsfelde an und stören das ge- 
naue Studium feinerer Einzelheiten 
ungemein. (E. Reukauf.) 
Die zentrale Tischöffnung muss 
mit einer Blendeneinrich- 
tung zur Erweiterung und Ver- 
engung derselben versehen sein. 
Bequemer als die Einsatz- 
blenden der billigeren Mikro- 
skope ist eine sogenannte Iris- 
blende, deren Verstellung durch 
einen seitlich vorstehenden Hebel 
erfolgt. Der nach allen Seiten drehbare 
Beleuchtungsspiegel ist 
vorteilhaft auf einer Seite eben, auf 
der anderen hohL Bei stärkerer 
Vergrösserung wendet man die 
Hohlspiegelbeleuchtung in Verbin- 
dung mit der engsten Blenden- 
öffnung an, um scharf gezeichnete 
Bilder zu erhalten. 
Der Oberteil des Stativs trägt den 
nach den oben und unten beweg- 
lichen Tubus. Bei den billigeren 
Instrumenten steckt er in einer be- 
sonderen Hülse und wird hier ein- 
fach mit der Hand hoch- oder tief- 
geschoben. Diese grobe Ein- 
stellung erfolgt bei besseren 
Mikroskopen durch „Zahn und 
T r i e b“, also durch eine besondere 
Einstellschraube, was einen wesent- 
lichen Vorteil bedeutet. Die Fein- 
einstellung wird durch die Mikro- 
meterschraube besorgt, von deren Präzi- 
sion die Erzielung scharfer Bilder wesentlich 
abhängt. Soviel über den mechanischen Teil. 
Die Hauptsache beim Mikroskop ist aber 
die Optik. Von ihr hängt die Leistungs- 
fähigkeit des Instrumentes in erster Linie ab; 
sie ist entscheidend dafür, ob der angehende 
Mikroskopiker wirkliche Freude an seinem 
Instrument haben wird oder nicht. Gewöhn- 
lich fragt man bei der Beurteilung eines Mikro- 
skops zuerst : Wie hoch ist die Ver- 
grösserung? Dennoch aber ist nicht die 
Höhe der Vergrösserung bestimmend für die 
Güte des Mikroskops, wenigstens nicht in erster 
Linie. Viel wichtiger ist seine Auf- 
lös u n g s k r a f t, das heisst das Vermögen, 
die feinsten Einzelheiten des Objekts deutlich 
zu machen (die sogenannte numerische Apertur). 
Die Hauptarbeit bei der Vergrösserung leistet 
Ein einfacheres, für die Zwecke des Liebhabers ausreichendes 
Mikroskop. 
d) Okular, b ) Tubusauszug, c) Tubus, d) Objektiv, e) Tisch mit 
Klemmfedern und Zylinderblende, /) Triebschraube, g) Mikrometer- 
schraube, h) Spiegel, i) Oberteil, k ) Säule mit Gelenk. 
