468 
H. Geidies: Ratschläge zur Anschaffung eines Mikroskops. 
nämlich das Objektiv (das dem Objekt zu- 
gekehrte Linsensystem). Das Okular (die 
dem Auge zugewandte Linse) vergrössert nur 
dieses vom Objektiv hergestellte Bild, bringt 
also keine neuen Einzelheiten 
hinzu. Dr. Kaiser sagt in seinem empfehlens- 
werten Werke über „Die Technik des modernen 
Mikroskops“ (1906, Wien, S. 23): „Eine Stei- 
gerung der Vergrösserung durch Okulare ver- 
mehrt bloss die Formenerkennbarkeit; ohne 
gleichzeitige Steigerung der Apertur vermag sie 
eher der Schärfe des Bildes zu schaden.“ Starke 
Okulare verwendet der Mikroskopiker nur zum 
Zählen und Messen und nicht zur Beobachtung. 
Es ist also eine ganz falsche Auffassung, wenn 
der Anfänger meint, ein ordentliches Mikroskop 
müsse möglichst hohe Vergrösserungszahlen 
besitzen. In den meisten Fällen mikroskopischer 
Untersuchung kommt man mit 70 — 300 facher 
Vergrösserung gut aus; Systeme mit einer Ver- 
grösserung von etwa 500 genügen für fast alle 
Zwecke, selbst für einfachere bakteriologische 
Untersuchungen. 
Ein genaueres Eingehen auf die Prüfung 
des Mikroskops verbietet sich des Raummangels 
wegen. Man beachte bei der Bewertung 
des Objektivs vor allem den Satz : Ein Objektiv- 
system ist um so wertvoller, bei je geringe- 
rer Vergrösserung es die Auflösung eines 
Testobjektes ermöglicht (Meningus, Wie 
prüft man ein Mikroskop auf seine Brauchbar- 
keit? Stuttgart). Das eine oder andere Testobjekt 
wird gewöhnlich beim Kauf eines Mikroskops 
diesem beigefügt (Schmetterlingsschuppen, 
Diatomeenschalen und anderes). Ein sehr ein- 
faches und vortreffliches Testobjekt, das jeder- 
zeit zur Hand ist, empfiehlt Dr. W. Kaiser in 
seinem oben erwähnten Buche: „Man streicht 
mit einem Messerrücken leicht über die Innen- 
seite der Wange (in der Mundhöhle) hin und 
bringt den weisslichen Schaum zwischen Deck- 
glas und Objektträger. Es werden sich darin 
zahlreiche zartkonstruierte Plattenepithelzellen, 
dickkonturierte Luftbläschen und endlich runde, 
sehr kleine, farblose Scheiben zeigen. Letztere 
sind verwässerte Lymphoidzellen oder Speichel- 
körperchen. Durch ein gutes Objektiv von etwa 
0,65 numerischer Apertur aufwärts muss bei 
enger Blende und zentraler Beleuchtung mit 
mittleren Okularen in den Speichelkörperchen 
eine grosse Anzahl als schwarze Punkte er- 
scheinende Körnchen, die in einer eigentümlich 
wimmelnden Bewegung sich befinden, zu sehen 
sein. Ein Objektiv, das diese Bewegung in 
Speichelkörperchen gut zeigt, ist für die mei- 
sten histologischen und biologischen Unter- 
suchungen vollkommen geeignet.“ — 
Es seien nur einige empfehlenswerte 
optische Werkstätten - genannt, die zu 
mässigem Preise wirklich gute und im beson- 
deren für den mikroskopierenden Aquarien- 
liebhaber geeignete Instrumente liefern: 
O. Himmler, Berlin N. 24, Oranien- 
strasse 65: Stativ 147 d, umlegbar, Zylinder- 
Irisblende, Obj. 4 u. 8, Ok. 2 u. 4 (Vergr. 70 
bis 575), Preis 116 Mk. 
E. Leitz, Wetzlar, nach Katalog 
Nr. 42: Stativ II b, Obj. 3 u. 7, Ok. 2 u. 4 
(Vergr. 70 — 600), Preis 135 Mk. 
Ed. Messter, Berlin NW. 6, Schiff- 
bauerdamm 18, nach Katalog Nr. 35: Stativ VI 
(neues Modell), Obj. 4 u. 7 (ersteres teilbar), 
Ok. 2 u. 4 (Vergr. 70, bezw. 35 — 600), Preis 
135 Mk. 
C. Reichert, Wien VIII, Bennogasse 
Nr. 24 — 26: Stativ Nr. 817: Revolver für 2 Obj., 
Obj. 3 u. 7 a, Ok. II u. IV (Vergr. 40—650), 
Preis 150 Mk. 
P. Wächter, Friedenau, nach Kata- 
log 1908: Stativ IV a, Obj. 4. u. 7 a, Ok. 2 u. 4 
(Vergr. 90 — 650), Preis 140 Mk. 
Carl Wegerich t, Wien VII, Kaiser- 
strasse Nr. 100: Stativ Nr. VI, Obj. 3 u. 7, Ok. II 
u.IV (Vergr. 30—750), Preis 1 15Kr. = 97, 75 Mk. 
Ferner liefert das Biologische Insti- 
tut der deutschen mikrologischen 
Gesellschaft, München, Schnorr- 
strasse 4, an ihre Mitglieder (die Leser der 
„Kleinwelt“) ein sehr gutes Instrument (soge- 
nanntes Schulmikroskop) mit Obj. 3 u. 7, Ok. II 
und IV (Vergr. 62 — 581), Preis 110 Mk. 
Auch der Verlag des „Kosmos“ und 
„M i k r o k o s m o s“ hat besonders preiswerte 
Mikroskope für seine Teilnehmer herstellen las- 
sen. Empfehlenswert ist zum Beispiel Modell B, 
Obj. AB (teilbar), und Nr. 5, Ok. 2 u. 5 (Vergr. 
30 — 580), Preis für Teilnehmer 115 Mk., sonst 
ca. 134 Mk. 
In aller Kürze seien für den Anfänger in der 
Mikroskopie auch die notwendigsten 
Hilfsmittel aufgezählt, die in vorzüglicher 
Ausführung von Theodor Schröter, Leipzig- 
Connewitz, Auerbachstrasse 5 — 7, bezogen 
werden können, welche Firma auch den Bezug 
der vorerwähnten Mikroskope zu Fabrikpreisen 
vermittelt 1 ) : 
*) Diese Firma liefert auch ein gutes nnd äusserst 
billiges Spezialinstrument (Nr. 12), dessen Abbildung wir 
