CXVI 
sium. Uu orifice circulaire laugeul à la roue est prali(iué clans le 
« 
couvercle supérieur de la boîte. L’elî'el photo -chimicpie produit à 
cliarjue instant de la journée sur le papier sensible est proportionnel 
à l’intensité de la radiation envoyée directement par le soleil, ou 
rayonnée de tous cc)tés par le ciel. 
ActiiW)iièlre chimique de M. Marchand. — Un flacon de verre d’une 
capacité de lOÜ cc. est recouvert d’une couclie de vernis noir. Tou- 
tefois l’une des faces larges présente, à une faible distance du fond, 
une ouverture circulaire par laquelle peut pénétrer la lumière. 
On met dans le flacon : 
10 cc. de perchloi’ure de fer liquide à 2'U B. saturé d’acide carbo- 
nique. 
^20 cc. d’une solution d’acide azotique saturée d’acide carbonique. 
70 cc. d’eau gazeuse (^solution saturée d’acide carboni(pic). 
I^a solution d’acide azoli(pie est à .'lO p. 100. 
Sous rintluence des radiations cbimi([ues le perchlorure de l'acide 
chlorhydrique devient libre et l’acide azolicpic se transforme en 
acide carbonique. 
La quantité de ce gaz produit est mesurée dans une cloche graduée 
rem[)lie de glycérine. 
Les dilférents actinomètres que nous venons de passer en revue 
ont conduit à des résultats fort intéressants. Toutefois l’appareil 
chlore et hydrogène est d’une manipulation délicate, cc qui ne lui 
permet pas d’entrer dans le domaine des observations courantes. La 
balance photométrique nécessite l'emploi d'un explosif d’un manie- 
ment dangereux, l’iodure d’azote. ITactinomètre aux sels d’argent 
ne mesure l’intensité chimique que d’un moment et demande la pré- 
s(Mice constante de l’observateur. Dans l’appareil à acide carbonique, 
la réaction ne marche régulièrement (pie tant ([u’il ne s’est dégagé 
qu’une petite quantité de gaz. Quant aux enregistreurs automatiques 
à l’azotate d’argent et au ferrocyanure de potassium, leur prix élevé 
les élimine forcément de la pratique courante. 
11 y avait donc lieu de réaliser un actinomètre d’une manipulation 
simple et pouvant mesurer l’intensité de la radiation pendant un 
temps assez long. 
L’actinomètre que nous avons fait construire et dont nous allons 
donner la description, nous paraît remplir ces dilTéi-entes conditions. 
On peut l’appeler aciinonièire /olalisalear. ^ous verrons pour ipielle 
raison. 
