CXVII 
Il se compose essetiliellemenl d’une cliaiiibi-e en bois de forme rec- 
langulaire et allongée, recouverte d’une armature en cuivre nickelé, 
mesurant à l’intérieur 30 centimètres de longueur sur 3 de largeur 
et 2 d’épaisseur, ouverte à une extrémité pour que la lumière pénè- 
tre. Cette chambre est noircie à l’intérieur. Contre l'une de ses parois 
s’applique intérieurement une bande de papier sensible. Pour cela, 
celte paroi est mobile et peut être assujettie, une fois le papier mis 
en place, par des loquets dont le menlonnet est tixé aux parois adja- 
centes. 
Sur l’ouverture de la chambre est posée une feuille de verre dépoli 
qui dilfuse la lumière dans l’intérieui'. Ce verre est maintenu latéra- 
lement par deux petits ressorts attachés aux parois. 11 s’enlève pour 
changer l’appareil. 
Un socle, présentant un écrou à sa partie inférieure, permet de 
placer l’actinomètre verticalement sur une table ou de le fixer dans 
cette position sur le pied d’un appareil photographique. 
Des consoles, avec vis de serrage, disposées aux angles externes 
de la chambre, à une faible distance au-dessous de l’ouverture, sou- 
tiennent, en cas de pluie ou d’humidité, une cloche de verre qui 
forme comme im toit sur lequel ruisselle l’eau. 
Pour une observation, après avoir introduit dans la chambre une 
feuille de papier sensible, on expose l’appareil à 1 endroit choisi, 
l’ouverture dirigée vers le zénith. Le papier noircit à la lumière jus- 
qu’à une distance de l’ouverture qui dépend de l’intensité de cette 
lumière et de la durée de son action. 
Les dimensions intérieures de la chambre' de notre actinomètre 
sont telles, qu’en faisant usage du papier Lumière au citrate d’argent 
pour épreuves photographiques, il peut totaliser les intensités de la 
radiation chimique d’une journée d’été dans la zone tempérée. On 
comprend qu’en modifiant convenablement l’épaisseur de la cham- 
bre, on obtienne le même résultat dans une autre zone. 
La longueur de la chambre étant, comme on le sait, de 30 cen- 
limères, nous avons gradué celle-ci au demi-centimètre, ce qui nous 
a donné un nombre considérable de valeurs de la radiation. Nous 
avions une deuxième raison pour graduer notre chambre au demi- 
centimètre, c’est que, dans notre zone, la radiation y noircit dans 
une journée d’hiver environ un demi-centimètre de papier. 
Nous devons faire savoir maintenant comment nous avons procédé 
pour établir cette graduation. 
Piiücks-Veubau.x 19C5 
