Bd. II: 2) 
STÜNDLICHE BEOBACHTUNGEN BEI SNOW-HILL. 
13 
Zum Verständnis der Tab. II bedarf es wohl keiner Erklärungen. Die Tem- 
peratur ist natürlich in Celsiusgraden angegeben. Die Zeit für die Maximum- und 
die Minimumtemperatur ist der Thermographenkurve entnommen. 
Die Feuchtigkeit. 
In Tab. III ist die Feuchtigkeit teils als absoluter Feuchtigkeitsdruck teils als 
relative Feuchtigkeit angegeben. Die Werte sind aus den Beobachtungen des im 
kleinen Thermometerhäuschen aufgestellten Psychrometers berechnet, die im ersten 
Jahre um 7 h a, 8 h a, 2 h p und 9 h p gemacht wurden, von Anfang April 1903 aber 
nur um 7 h a, 2 h p und 9 h p. Der feuchte Thermometer wurde im allgemeinen 30 
à 45 Minuten vor dem Ablesen angefeuchtet, damit er Zeit habe, den endgültigen 
Wert anzunehmen, was infolge von Überkältungserscheinungen ziemlich lange dauern 
konnte. Dieser Thermometer sowohl wie auch der trockne Thermometer waren in 
halbe Grade eingeteilt und gestatteten also eine Abschätzung von zwanzigstel Graden. 
Da aber bei Temperaturen unter — 10° à — 20° der Temperaturunterschied des 
Psychrometers im allgemeinen nur einige Zehntelgrade beträgt, hat der wahrschein- 
liche oder mögliche Fehler beim Ablesen einen solchen Einfluss auf die berechneten 
Endwerte, dass ihre Gewissheit manches zu wünschen übrig lässt. Ich glaube deshalb 
nicht berechtigt zu sein, beim Feuchtigkeitsdruck mehr als eine Dezimalstelle anzu- 
geben, ebenso habe ich, wo es sich um die relative Feuchtigkeit handelt, Dezimal- 
stellen überhaupt fallen lassen. 
Wie ich schon im vorigen Kapitel angedeutet habe, hatten wir auch ein Richard- 
sches Haarhygrometer N:o 23021, dessen Grösse der des Thermographen entsprach, 
das also Papier für einen siebentägigen Gang enthielt. Ich stellte dasselbe im grös- 
seren Thermometerhäuschen auf, musste mit ihm aber ebenfalls dieselben Vorsichtig- 
keitsmassregeln treffen wie mit dem Thermographen und die um das Haarbüschel 
befindliche Drahtumhüllung entfernen. Hier wie auch beim Thermographen hatte 
diese Umhüllung nur eine Schneeanhäufung um die empfindlicheren Apparatteile zur 
Folge. Der Hygrometer war die ganze Zeit vom 2. März 1902 bis zum 7. Nov. 
1903 incl. in Tätigkeit, aber dennoch habe ich es nicht für der Mühe wert gehalten, 
diese Kurven zu entziffern, denn die Ergebnisse bei den niedrigen Temperaturen, um 
die es sich hier handelt, scheinen mir bei weitem nicht so sicher zu sein, dass es 
sich der Mühe verlohnt, eine solche Entzifferung vorzunehmen. Vielleicht finde ich 
in einem späteren Hefte bei der Behandlung einiger charakteristischer Wettertypen 
Gelegenheit, einige unserer Hygrometerkurven zu reproduzieren. 
