Bd. II: 2) 
STÜNDLICHE BEOBACHTUNGEN BEI SNOW-HILL. 
1 7 
Dass dies nicht der Fall sein würde, war schon von vornherein zu erwarten, deshalb 
hatte ich vom Instrumentenmacher Rose in Upsala ein Reservekreuz anfertigen 
lassen, das ebenso grosse Schalen wie das Original hatte, die aber nicht an ein- 
fachen relativ dünnen Drahtarmen befestigt waren, sondern an einer festen, kreis- 
runden Scheibe. Es zeigte sich, dass das ursprüngliche Schalenkreuz ziemlich bald, 
nach drei Monaten, mit dem in Upsala anfertigten ersetzt werden musste, welches 
alsdann bis zu unserer Abreise in Gebrauch war. 
Hier unten habe ich eine Reihe von Auszügen aus Journalen und Tagebüchern 
mitgeteilt, die von unserem Anemometer und seiner Geschichte handeln und die 
bezeugen, dass es keineswegs eine Sinekure war, die Windregistrierung in Ordnung 
zu halten. Noch schärfer geht dies aus unserer Arbeitsordnung hervor, die be- 
stimmte, dass in der Zeit, wo der registrierende Anemometer ausgebessert wurde, 
die Windgeschwindigkeit in jeder Stunde vom wachhabenden Meteorologen mit dem 
Handanemometer aufgenommen werden sollte. 
IÇ02: 4. März wurde der Anemometer auf einer 2,5 m hohen Stange am Abhang 
neben dem Wohnhause ungefähr 50 m über dem Meeresspiegel befestigt. 
2. April. Da die Reparationen und die Beaufsichtigung des Anemometers viel 
Beschwerde verursachen, wird derselbe auf einer kleinen Anhöhe zwischen unserm 
Wohnhaus und dem Strande aufgestellt, wo er dann während der ganzen Beo- 
bachtungszeit verbleibt. Er wurde auf einer mit Stagen versehenen Bambusstange 
2 m über der Erde, ungefähr 4 m über dem Meeresspiegel befestigt (siehe Taf. I). 
10. — 12. April. Das Registrierungswerk ist in Unordnung, aber der Anemo- 
meter arbeitet deutlich, ohne dass etwas auszusetzen ist. Die Beobachtungen werden 
mit dem Handanemometer vorgenommen. 
10. Juni. Um 4 h a hört plötzlich die Windregistrierung auf, weshalb Beo- 
bachtungen mit dem Handanemometer ihren Anfang nehmen. Es stellt sich heraus, 
dass das Schalenkreuz von der Achse fortgeweht und nicht wiederzufinden ist. Um 
io h a ist das neue Schalenkreuz aufgesetzt und fungiert ausgezeichnet. 
18. Juni. Die Anemometerachse ist von einem Wind, Max. = 31,0 m in der 
Sek., abgebrochen; am 19. Juni um 4 h a ist der Apparat repariert und wieder in Gang. 
iß. Juli. Das Schalenkreuz hat sich losgelöst, wird an der Achse fest gelötet. 
16. Juli. Um io h a bricht die Achse bei einem Wind von 15 m in der Sek. 
ab, wird sofort repariert und ist um 4 h p in Gang; aber in derselben Nacht I2 h p 
hört die Registrierung auf; es stellt sich heraus, dass die Achse bei einem Wind 
von 28 m in der Sek. abgebrochen und das Kreuz weggeweht ist. Das Kreuz wird 
am 19. jedoch wiedergefunden. Drei von den Schalen sind zusammengedrückt, aber 
die Achse und die Grundscheibe sind unversehrt. An die Achse wird durch Nieten 
eine Blockradsachse angesetzt und am 20. um 6 h p ist der Apparat wieder in Gang. 
I537 / 07 Schwedische Südpolar- Expedition içoi — içoj. II: 2. 3 
