20 
GÖSTA BODMAN, 
(Schwed. Südpolar-Exp. 
Da nun eine solche Menge von Reparationen des Anemometers ausgeführt 
werden mussten, ist es selbstverständlich, dass ich die ursprüngliche Formel nicht 
kritiklos auf die Kontaktenzahl in Anwendung bringen konnte. In dem Fuessschen 
Handanemometer hatte ich jedoch ein Instrument zu meiner Verfügung, mit dessen 
Hülfe ich die nötigen Kontrollarbeiten des registrierenden Apparates vornahm. Bevor 
ich zu diesen Vergleichen komme, will ich indessen einiges über diesen Fuessschen 
Anemometer sagen. 
Die Anwendung dieses Apparates scheint ja sehr einfach zu sein, wenn es sich 
um Messung einer mässigen Windgeschwindigkeit bei Tageslicht handelt. Im Dunkeln 
dagegen ist die Sache von komplizierterer Natur. Da man ja eine Hand für die Uhr 
braucht und wenigstens eine Hand zur Handhabung des Anemometers, bietet die 
Arbeit nach Einbruch der Dunkelheit gleich Schwierigkeiten. Mit einer Laterne auf 
der Brust kann man zwar die Uhr beleuchten; erhebt sich aber die Windgeschwindig- 
keit über 15 m in der Sek., wird diese Beleuchtungsmethode ungenügend, da alsdann 
die Laterne im Wind hin- und herschwankt und einen zu unsicheren Schein von 
sich gibt. Bei solchem Wetter hat man faktisch beide Hände zum Manövrieren des 
Anemometers nötig, weshalb man also eine besondere Person zur Handhabung der 
Uhr haben muss. 
Da eine solche Inanspruchnahme von Arbeitshülfe nichts weniger als zufrieden- 
stellend war, führte ich eine Methode ein, mit Hülfe des Gehörs die Zeit mit einer 
Genauigkeit zu bestimmen, die selbst über das gewöhnliche Ablesen der Uhr 
hinausgeht. Eine Taschenuhr macht nämlich gewöhnlich 150 Schläge, Tick-Tack, 
in der Minute d. h. 25 Schläge in 10 Sekunden. Mit Hülfe der an der Mütze be- 
findlichen Ohrenklappen wurde die Uhr fest und dicht ans Ohr gedrückt, und als- 
dann hatte man nur die Anzahl der Tick-Tacks von dem Augenblicke an zu zählen, 
wo der Anemometer ausgelöst, bis zu dem Augenblick, wo er abgestellt wurde. 
Diese Methode, durch die man von der Laterne unabhängig wurde, erwies sich als 
völlig zufriedenstellend sicher und bequem, sogar bei orkanartigen Stürmen bis zu 
30 m in der Sekunde, wo es einem alle Mühe machte, bei den schweren Windstössen 
den Anemometer, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, hoch in der Luft zu halten. 
In einem solchen Wettertypus wäre es sonst geradezu unmöglich gewesen, eine gute 
Beobachtung anzustellen, selbst wenn man zum Ablesen der Zeit Hülfe gehabt hätte, 
denn bei einer solchen Umgebung wäre es kaum möglich gewesen, Signale genau 
zu erfassen. 
Nachdem man für jede laufende Stunde die Anzahl der Kontakte vom registrie- 
renden Anemometer notiert oder durch Anwendung des Handanemometers einen 
unkorrigi erten Wert für die Windgeschwindigkeit erhalten hatte, galt es aus diesen 
Beobachtungen endgültige Werte für die Windgeschwindigkeit in m per Sek. abzu- 
leiten. Solange das ursprüngliche Schalenkreuz in Ordnung war d. h. bis zum IO. 
