Bd. II: 2) 
STÜNDLICHE BEOBACHTUNGEN BEI SNOW-HILL. 
2 
Juni 1902, habe ich mich ohne weiteres der Formel bedient, die dem Apparat von 
der Deutschen Seewarte beigegeben war: 
v = 1,049 H - 0,1142 . n 
wo v — Windgeschwindigkeit in m per Sekunde, 
n = Anzahl der Kontakte in der Stunde sind. 
Nach dem Verluste des ursprünglichen Anemometerkreuzes besass ich nur den 
Fuessschen Handanemometer als Standardinstrument und musste daher die Wind- 
geschwindigkeit später aus den Kontaktziffern unter Rücksichtsnahme auf die Kom- 
parationen zwischen dem registrierenden Anemometer und dem Fuessschen berechnen. 
Bei unserer Abreise von Schweden hatte ich von Dr. J. WESTMAN für den Hand- 
anemometer eine Korrektionstabelle in Form von Korrektionsfaktoren erhalten, um 
sie auf verschiedene beobachtete Windgeschwindigkeiten anzuwenden. Nach unserer 
Rückkehr nach Schweden Hess ich bei FuESS eine neue Untersuchung anstellen 
wobei ich unten angegebene Resultate erhielt. 
Korrektionsfaktoren für den Fuessschen Handanemometer N:o 221. 
Abgelesene 
Geschwindigkeit. 
Faktor 1901. 
Faktor 1904. 
Faktor 1902 — 1903. 
I 
I.44 
I 53 
I.48 
2 
1.23 
I.24 
I.24 
3 
I.07 
1. 1 1 
I.C 9 
4 
I.02 
1 .06 
I.O4 
5 
I.03 
I.04 
Io 3 
6 
I.05 
I.02 
I.03 
7 
I.06 
1 .01 
I.03 
8 
I.07 
r.oo 
I.03 
12 
I.06 
°-99 
I.03 
16 
I.08 
0.98 
I.03 
20 
- 
0.97 
I.02 
z 4 
I.09 
0.96 
1 .02 
28 
— 
0.96 
I.02 
3 2 
- 
0.95 
I.02 
36 
— 
0.95 
1 .02 
40 
— 
°- 9 S 
I.02 
Wie die Tabelle zeigt, liefern diese Vergleiche 1901 und 1904 ziemlich überein- 
stimmende Werte für Windgeschwindigkeit bis zu 7 à 10 m in der Sekunde, aber 
bei zunehmender Geschwindigkeit werden die Unterschiede immer grösser. Eine ab- 
gelesene Geschwindigkeit von 16 m in der Sek. wird mit dem Faktor von 1901 = 
