22 
GÖSTA BODMAN, 
(Schvved. Stidpolar-Exp. 
17.1 m in der Sek., aber mit dem Faktor von 1904 = 15.7 m in der Sek., ein Unter- 
schied von 1.4 m in der Sek., eine beobachtete Geschwindigkeit von 24 m in der 
Sek. ist gemäss 1901 = 26.2 m in der Sek., gemäss 1904 = 23.0 m in der Sek., ein 
Unterschied von 3.2 m in der Sek. 
Die einzige Art, die ich anwenden zu dürfen glaubte, da ich keinen Anlass zu 
einem Verdachte hatte, dass der Anemometer sich an einem bestimmten Datum 
verändert habe, war die, für die ganze Zeit mit Faktoren zu rechnen, die ich als 
Durchschnitt der beiden angegebenen Serien erhalten hatte. Diese Durchschnitts- 
korrektionsfaktoren habe ich also auf alle mit dem Handanemometer gemachten 
Beobachtungen angewendet, ob es sich nun um eine Beobachtung handelte zu einer 
Zeit, wo der registrierende Apparat aus dem einen oder anderen Grunde streikte 
oder um eine Komparationsserie. 
Zu Vergleichszwecken zwischen den beiden Apparaten errichtete ich einige Meter 
von dem registrierenden Apparat entfernt eine 2 m hohe Stange, und auf ihr war 
während der Komparationsserien der Handanemometer angebracht. 
Bei diesen Vergleichen wollte ich soweit als möglich die Fehler eliminieren, die 
infolge der verschiedenen Trägheitsmomente der beiden Apparate entstehen und sich 
daher bei zufälligen schnellen Veränderungen der Windgeschwindigkeit geltend machen 
konnten. Dies erreichte ich ziemlich gut auf die Weise, dass ich die Vergleiche auf 
ganze Stunden, auf 60 Minuten ausdehnte, und nur in wenigen Ausnahmen wurden 
dieselben auf eine so kurze Zeit wie 30 Minuten und in einem Falle nur auf 20 Mi- 
nuten beschränkt. Aus der Anzahl Umdrehungen, die der Handanemometer machte, 
erhielt ich einen Wert für die unkorrigierte mittlere Windgeschwindigkeit. Durch 
Anwendung obenerwähnter Korrektionsfaktoren erhielt ich dann die wirkliche Wind- 
geschwindigkeit = v. Gleichzeitig gab mir der registrierende Anemometer eine ge- 
wisse Anzahl Kontakte in der Stunde, die auf zehntel Intervalle abgeschätzt werden 
konnten unter der Voraussetzung, dass das Papier mit gleicher Geschwindigkeit 
vorwärtsbewegt wurde. Aus dieser Kontaktenziffer berechnete ich mit Hülfe der 
ursprünglichen Formel v — 1.049 + 0.1142 . n die registrierte unkorrigierte mittlere 
Windgeschwindigkeit = v. 
Setzt man U = k . v, so erhält man bei jedem Vergleich einen Wert für dieses k , 
den man den Korrektionsfaktor des registrierenden Anemometers nennen kann. 
Zwar konnte ein Vergleich nur bei Windgeschwindigkeiten mit ziemlich geringer 
Variation angestellt werden, aber ich habe den so erhaltenen Korrektionsfaktor » k * 
doch für alle Windregistrierungen während einer gewissen Zeit, sowohl für schwächere 
wie für stärkere Winde angenommen und benutzt. 
Die Resultate dieser Komparationen werden in folgender Tabelle mitgeteilt. 
Die zweite Kolumne gibt die Grenzen an, zwischen denen bei den Vergleichen die 
mittlere Windgeschwindigkeit variiert hat, die dritte Kolumne die Anzahl Kompara- 
