Bd. II: 2) STÜNDLICHE BEOBACHTUNGEN BEI SNOW-HILL. 33 
Süsswassereis zu beschränken — und also vom Salzwasserphänomen abzusehen — , 
denn Gletscher und Meereis bildeten die Umgebung, in der wir arbeiteten. Statt 
dessen erweiterte ich die Untersuchung dieser Frage in der Richtung, dass ich 
gleichzeitig mit zwei Schalen arbeitete. Die eine stand frei und war ohne Schutz, 
die andere war immer gegen die Sonne sowie auch gegen eine Reihe von Winden 
vom N-Quadranten geschützt. 
Die Beobachtungen wurden mit Wasser angestellt, das ich durch Schmelzen von 
Gletschereis erhalten hatte, und erstreckten sich auf 18 Monate. 
Der Evaporometer wurde schon am 5. April 1902 aufgestellt, aber ich habe 
nur die Werte vom 11. Mai ab benutzt, weil vor dieser Zeit einige Lücken in der Serie 
entstanden und die Aufstellung der beiden Schalen erst am 11. Mai definitiv ge- 
ordnet war. 
Die freie Schale wurde auf dem Dache des grösseren Thermometerhäuschens, 
die andere auf dem Dache des kleinen Thermometerhäuschens aufgestellt; letztere 
war nach Norden hin durch einen Schirm gegen Sonnenstrahlung und direkte N- 
Winde geschützt. Der Schirm Hess jedoch den Wind von der S-Seite her ziemlich 
ungehindert herankommen. 
Die Ablesungen wurden nicht zu bestimmten Stunden bewerkstelligt, wurden 
aber sämtlich auf Mittag des Beobachtungstages reduziert, und zwar geschah dies in 
der willkürlichen Annahme, dass die Verdunstung sich proportional zur Zeit verhielt. 
Im Winter setzte sich bisweilen Reif auf die Schalen und verhinderte die Ver- 
dunstung, auch kam es manchmal nach einem Schneefall vor, dass die Schalen zum 
Teil voll Schnee waren. Solange dies bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkte 
geschah, fiel es nicht so sehr ins Gewicht, da ja bei Schneefall und Reif bildung die 
Verdunstung so wie so nur ein Minimum sein konnte. Der Reif und der Schnee 
Hessen sich ja auch jedenfalls vor dem Abwiegen leicht entfernen. Schlimmer war 
es, wenn Schneefall oder überhaupt Niederschläge zu einer Zeit eintraten, wo der 
Inhalt einer der Schalen in flüssigem Zustand war. In solchen Fällen wurden die 
Serien manchmal so gestört, dass man nur Annäherungswerte erhalten konnte. 
Einen anderen störenden Faktor, der aber doch dazu beitrug, die Verdunstung 
scheinbar zu erhöhen, bildeten die Fälle, wo nach warmer, eisschmelzender Witterung 
plötzlich ein Sturm mit solcher Gewalt kam, dass das Wasser zum Teil aus der 
Schale geweht wurde, bevor es noch hatte gefrieren können. Auch in solchen 
Fällen habe ich mich mit Annäherungswerten begnügen müssen. Diese Störungen 
kamen jedoch nur selten vor, so dass sie keinen Einfluss auf die Monatsresultate 
haben konnten. 
Bis zum 27. Aug. 1903 benutzte ich für diese Arbeiten den Wildschen Evaporo- 
meter mit seinen Originalschalen. An diesem Tage wurde jedoch die eine Schale 
vom Winde davongeführt und konnte trotz eifrigen Suchens nicht wiedergefunden 
IS37 / 07. Schwedische Südpolar-F.xpedition igoi — fçoj. II: 2. 5 
