IO 
GÖSTA BODMAN, 
(Schwed. Siidpolar-Exp. 
schen Thermometern, deren Korrektionsbescheinigungen von der Reichsanstalt in 
Berlin beigefügt waren. Eine Nullpunktsbestimmung, die 1904 an den glücklich mit 
nach Hause gebrachten Thermometern vorgenommen wurde, gab uns die letzte 
nötige Kontrolle. 
Zur Benutzung dieser thermischen Instrumente wurden zwei Thermometer- 
häuschen (Taf. II) mit Wänden aus rechtwinkeligen Schindeln errichtet. Beide wurden 
im astronomischen Norden und Süden aufgestellt, so dass also die Tür des Häus- 
chens sich nach Süden d. h. nach der Schattenseite zu öffnete. Das kleinere wurde 
auf vier Pfähle gestellt und ausserdem durch Stützen verstärkt, damit es nicht von 
den schweren Stürmen umgeweht würde. In ihm wurden 4 Thermometer in wage- 
rechter Stellung placiert. Da sich der Fussboden des Thermometerhäuschens nur 
73 cm über der Erde befand, war die Höhe der verschiedenen Thermometerkugeln 
über der Erde folgende: 
des Luftthermometers = 106 cm über der Erde 
des Minimumthermometers = 94 cm » » » 
des Maximumthermometers = 88 cm » » » 
des Psychrometerthermometers = 82 cm » _ » » . 
Für die Richardschen Registrierapparate hatten wir ein zweites Häuschen, das 
grösser als das vorhererwähnte und ebenfalls mit Schindelwänden versehen war, bei 
uns. Es wurde auf zwei mit Steinen gefüllten Tonnen errichtet, musste aber eben- 
falls noch durch Stützen und Stage gefestigt werden. Das Häuschen hatte folgende 
Dimensionen: 
Höhe ...'.= 79 cm, 
Breite, in der Richtung von Osten nach Westen = 82 cm, 
Tiefe, in der Richtung von Norden nach Süden = 51 cm. 
Der Fussboden des Häuschens befand sich 87 cm über der Erde; im Innern war es 
durch zwei schmale, etwa 6 cm breite Latten in zwei Stockwerke geteilt. Im unter- 
sten d. h. auf dem Fussboden stand ein Richardscher Hygrometer mit Haaren 108 
cm über der Erde und über diesem auf den ebenerwähnten Latten der Thermograph 
mit Behälter, 133 cm über der Erde. 
Die Thermographen waren von der grösseren Sorte, so dass eine Temperatur- 
veränderung von 1° am Thermographen einen Ausschlag von 3 mm erzeugte; der 
Zylinder drehte sich in 7 Tagen einmal herum. Was die Installierung des Thermo- 
graphen betrifft, so ist zu bemerken, dass ich den Behälter nicht mit dem gewöhn- 
lichen Drahtgeflecht umgab, denn gleich von vornherein zeigte es sich, dass in dieser 
Schutzhülle bei den Schneestürmen eine solche relative Ruhe herrschte, dass sich 
das Geflecht recht bald mit Schnee füllte. Gegen einen solchen Übelstand gab es 
