8 
GÖSTA BODMAN, 
(Schwed. Siidpolar-Exp. 
der Barographenuhr zu haben. Auf Grund der Beobachtungen am Quecksilber- 
barometer rechnete ich den auf o° reduzierten Luftdruck aus, wonach die Korrektion 
des Instrumentes angebracht wurde. Mit diesen korrigierten, auf o° reduzierten 
Luftdruckswerten verglich ich alsdann die gleichzeitig abgelesenen Barographzahlen. 
Da jedes Barographenpapier eine Woche umfasste, erhielt ich auf diese Weise 28 
Vergleiche oder Korrektionen. Im allgemeinen unterschieden sich diese äusserst 
wenig von einander, deshalb habe ich für jedes Papier das Mittel sämtlicher 28 Kor- 
rektionen genommen und alsdann auf die Kurve der ganzen Woche die so erhaltene 
Mittelkorrektion angewandt. 
Was die Barographkurven angeht, so ist zu bemerken, dass sich dieselben 
zuweilen durch ihre Dicke oder Breite recht deutlich von den Netzen und scharfen 
Linien unterschieden, wie man sie von einem erstklassigen Observatorium zu sehen 
gewohnt ist. Da es sich schon von vornherein zeigte, dass diese breiten Linien, die 
oft eine Breite von 0,5— 0,8 mm hatten, mit den schwersten Stürmen zusammenfielen, 
kam ich auf die Vermutung, dass der Grund hierfür in den mechanischen Erschüt- 
terungen des Hauses selbst zu suchen sei, die sich alsdann auf den Barographen 
fortpflanzten. Diese Annahme stellte sich jedoch als unrichtig heraus, denn obwohl 
ich die sorgfältigsten Massnahmen für den Standort des Instrumentes traf, wurden 
die Linien weder schmäler noch schärfer. Bei genauer Betrachtung des Barographen- 
stiftes fand ich jedoch bald heraus, dass diese scheinbar mangelhafte Schärfe des 
Instrumentes in Wirklichkeit darauf beruhte, dass dasselbe bei seiner Empfindlichkeit 
augenblicklich auf die verschiedenen Windstösse reagierte, so dass die Stiftspitze bald 
an der unteren bald an der oberen Kante der vorgezeichneten Linie stand.*' 
Beim Ablesen solcher breiten Linien habe ich das Mittel ihres obersten und 
untersten Randes genommen. 
Was die Sicherheit oder Genauigkeit der angegebenen Barometerzahlen betrifft, 
so beruht dieselbe ja ausser auf der Ablesung splbst auch auf der eigenen Beschaffen- 
heit des zur Anwendung gekommenen Standardinstrumentes. Unser Quecksilber- 
barometer Adie N:o 1905 wurde vor der Abreise von Dr. M. JANSSON mit dem 
Barometer der meteorologischen Anstalt zu Upsala verglichen, und dasselbe geschah 
auch mit den beiden anderen Barometern Turretini N:o 31 und Adic N:o 493 (letzte- 
rer war während der ganzen Zeit an Bord des Schiffes stationiert). 
Bei unserer Heimreise Ende des Jahres 1903 war von diesen drei Barometern 
nur noch der auf Snow-Hill benutzte Adie N:o 1905 übrig, deshalb war es von 
Wichtigkeit, diesen so bald als möglich zu vergleichen. Zu diesem Zwecke landeten 
wir am 18. Nov. 1903 auf der Neujahrsinsel (Staateninsel), wo Argentinien ja eine 
erstklassige meteorologische Station errichtet hatte. Bis zur Landung war der Baro- 
* Diese Stösse konnte man auch leicht ausserhalb des Hauses mit Hülfe des Aneroidbarometers wahr- 
nehmen, dessen Zeiger hin- und herging. 
