4 
GÖSTA BODMAN, 
(Schwed. Stidpolar-Exp. 
Der Apparat, welchen ich benutzte, war gewiss kein Präcisionsinstrument, son- 
dern mit den Hilfsmitteln zusammengefügt, welche mir auf Snow-Hill zur Verfügung 
standen. Er bestand, wie die Figur zeigt, aus einem Cylinder aus Eisenblech; in 
den Deckel bohrte ich 3 Löcher, eines für einen Thermometer, gradiert in yho 0 , und 
die zwei übrigen für Umrührer, bestehend aus einem Blechring, welcher auf- und 
niedergezogen wurde. Der Durchmesser des Cylinders war = 15,5 cm und seine 
Höhe = 22,8 cm. Der Cylinder wog mit Deckel und Umrührer 221 g, und setzt 
man die spezifische Wärme des Eisens zu o,n S , so beträgt der Wasserwert des 
Apparates = 25 g. 
In den Cylinder goss ich Wasser von ungefähr + 35°, immer so exakt wie mög- 
lich 3 Liter, was mit Hinsicht auf das spezifische Gewicht des Wassers 2987 g 
entspricht. 
Für den totalen Wasserwert des Apparates und Wassers können also 3012 g 
gesetzt werden. 
Jeder Versuch bestand darin, dass ich bei einer gewissen Gelegenheit bei be- 
kannter Umgebungstemperatur und Windgeschwindigkeit die Zeit erforschte, welche 
