217 — 
tiennent chacun deux grammes de charbon ; Tune des cap- 
sules est portée dans une étuve chauffée à 100^^ et réglée par 
le régulateur de M. Schlesing (1). L’étuve doit être bien 
propre et émaillée à l’intérieur. Les étuves en cuivre ou en 
fer ont l’inconvénient de laisser tomber de temps en temps 
de l’oxyde de fer ou de cuivre dans les analyses et de causer 
des erreurs ; il en est de même pour les pinces qui servent 
à placer la capsule dans l’étuve et qui doivent être nickelées 
afin d’éviter toute projection d’oxyde. 
Après quoi , on laisse le tout à 100° 'pendant vingt-cinq 
minutes. Les charbons gras et les briquettes ne doivent pas 
être chauffés au-dessus de 95°, car à 100° plusieurs hydro- 
carbures distillent ce que l’on reconnaît à l’odeur pyrogénie 
que possède l’air dans l’étuve. 
(1) Le régulateur de M. Schlesing coûte très cher et est très fragile, aussi l’ai-je 
simplifié de manière à ce que tout le monde puisse le faire soi-même et qu’il ne 
coûte que quelques sous. 
A B est un tube en verre de 
0“,10 de long sur 0“015 de 
large ; il possède au point C 
une soudure à angle droit avec 
un tube de 0'“,05 de long et lé- 
gèrement effilé à sa partie in- 
férieure, afin de pouvoir donner 
accès aux tubes de caoutchouc 
de différentes grosseurs. 
Aux deux extrémités du tube 
A B se trouvent deux bouchons 
de caoutchouc qui donnent pas- 
sage aux deux tubes D et E. 
Le tube D , qui a 0“,20 de long , fermé par un bout , est complètement rempli de 
mercure et fermé à la partie II par une membrane de coutchouc qui se gonfle au fur 
et à mesure que le mercure se dilate. La partie D du tube DG est plongée dans 
l’étuve par un trou pratiqué à celle-ci à sa partie supérieure. 
La partie G est entourée d’un fil de fer qui tient un morceau de liège F qui peut 
osciller entre l’ouverture du tube E et le tube D ; le tube E amène le gaz qui 
s’échappe par le tube C. 
Par conséquent , supposons que le tube E soit complètement débarrassé de l’obs- 
truateur F , le gaz arrive alors fortement ,, retourne par le tube C et va chauffer 
l’étuve. Mais la chaleur de l’étuve fait dilater le mercure , qui presse sur sa ferme- 
ture élastique, qui elle-même presse sur le bouchon de liège, qui vient obtruer le 
passage du gaz et la chaleur se ralentit ; on peut donc , par un petit tâtonnement , en 
écartant convenablement les tubes E et D arriver à avoir la température convenable 
de 100* avec n’importe quelle pression de gaz , puisque c’est la chaleur elle-même 
qui le règle. 
Comme on le voit, sauf le mercure, le régulateur ne dépasse pas la somme de 
quinze centimes et est d’une régularité remarquable. 
JL 
0 ^ 
