693 
Aldus worden de verschillende reservoirs gecalibreerd. Het bovenste 
reservoir verkeert in een bijzonder geval. Vooreerst is hier boven in 
geen contactplaats. Het zou niet wel doenlijk zijn er hier eene aan 
te brengen. Bovendien moet, om de buis na verontreiniging' te 
kunnen schoonmaken het bovenste puntje er afgeslagen worden. 
Om nu het volume van het bovenste reservoir toch telkens nauw- 
keurig te kennen is de buis van boven zeer nauw uitgetrokken. Op 
dit nauwe gedeelte worden op afstanden van eenige millimeters 
streepjes geëtst. Als nu de buis geheel met kwik gevuld is, kan 
men de standen van het kwik bij de geëtste streepjes telkens ver- 
gelijken met de standen van het kwik langs de schaal. Zoo kan 
men de volumes van streep tot streep in schaaldeelen uitdrukken en 
berekenen, alsmede van een dezer streepjes tot aan het bovenste 
contact, nadat weer eene hoeveelheid kwik uitgeperst is. 
Om het gewicht van een schaaldeel kwik te bepalen, maken we 
gebruik van een der contactplaatsen. Is liet uitslaan van de galvano- 
meternaald vergeleken met den stand van het kwik op de schaal, 
dan persen we een druppeltje kwik uit, en vergelijken weer de kwik- 
hoogte met dezelfde contactplaats. De afname van de hoogte komt 
overeen met het uitgeperste kwikdruppeltje, dat gewogen wordt, 
waarmede de schaal, tenminste gedeeltelijk, geijkt is. Dit kan nu 
voor verschillende gedeelten van de schaal gedaan worden. Verder 
kan men er sleeds voor zorgen, binnen een bepaald, vrij klein 
gedeelte van de schaal te werken. En daar de buis zeer nauw is, 
komen de verschillen van stand slechts als correctie in aanmerking. 
Natuurlijk bevindt zich de geheele buis bij de metingen in een 
thermostaat. Wegens de lengte der buis wordt deze aldus gecon- 
strueerd. Een glazen buis van ± 6 cM. diameter loopt van onderen 
uit in een nauwere buis die door een slang met een groot koperen 
mengvat is verbonden, waar liet water door een toluol-thermoregu- 
lateur, roerder en brander, op temperatuur wordt gehouden. De gla- 
zen buis is ten opzichte van het vloeistofoppervlak in het mengvat 
zoo hoog geplaatst dat de te ijken meetbuis geheel onder water komt 
te staan, alleen de omgebogen punt D, waarin bij de metingen geen 
kwik is, steekt boven het water. uit. Met behulp van een water- 
straalluchtpomp wordt nu het water uit de glazen buis van boven 
weggezogen en naar het mengvat overgebracht, op dezelfde wijze 
als bij de bekende Kablbaumsche luchtpomp het kwik wordt opge- 
zogen en overgeworpen (door het mede opzuigen van lucht). Het 
water stroomt uit het mengvat vanzelf weer toe door de verbinding' 
van beneden, waardoor in de glazen buis een krachtige waterstroom 
wordt verkregen. Aldus wordt zeer gemakkelijk de vereisehte nauw- 
