liet voordeel heeft, dat men voorwerpen in den gloeienden oven 
behoorlijk kan onderscheiden. Voor het objektief van den pyrometer 
was een totaal reflekteerend prisma (45°) S geplaatst, welks hypo- 
thenusa-vlak zwaar verzilverd was, en dat overigens in eene van 
binnen zwart gemaakte huls bevestigd was, welke tevens het over 
360° draaibare Nicoi/sche prisma N' droeg. Dit Nicoi/sche prisma 
kon gemakkelijk worden weggenomen, en zoo noodig, door een 
ander prisma jV' vervangen worden, hetwelk dan ditmaal achter 
den kijker, op het okulair geplaatst werd ; voorts bevatte de kijker 
de nauwkeurig geijkte gloeilamp 77, welke door twee akkumulatoren 
A gevoed werd. In denzelfden stroomgeleider bevonden zich twee 
fijnere regel weerstand en IV 1 en W 3 , alsmede een milliampère-meter 
7, welke met wijzer en arrêteer-inrichting was voorzien. 
De ijking van de gloeilamp 77 tusschen 600° en 1000° C. had de 
volgende waarden geleverd: 
Temperatuur in 0 C.: 
, Intensiteit van den 
belichtingsstroom in 
Milli-Ampères: 
Aantal Milli-Ampères 
beantwoordende aan eene 
temperatuurstijging 
van 1° C.: 
600° 
318 
0.38 
700° 
356 
0.40 
800° 
396 
0.44 
900° 
440 
0.44 
1000° 
484 
'IK- 
Beneden 800° maakte het voor de in- 
stelling van den pyrometer geen verschil, 
of men een rood glas op ’t okulair ge- 
bruikte, of niet. De wijze, waarop de draad 
van de pyrometerlamp en het beeld van 
’t plaatje in ’t veld van den kijker zicht- 
baar waren, als het ovendiaphragma weg- 
genomen is, is in fig. 2 aangegeven, 
waarin p het gloeiende plaatje, en cl den 
draad van de vergelijkingslamp voorstellen. 
§ 4. Vooreerst werd nu nagegaan, op welke wijze deze apparatuur 
de eigenschappen van een isotropen straler vermocht Aveer te geven. 
Om in zooveel mogelijk analoge omstandigheden te zijn, als bij de 
