767 
Van ’t plaatje, kan de intensiteit dev straling voor trillingen in de 
beide hoofdrichtingen van ’t kristal gemakkelijk onderzocht worden. 
d) R m staat in het veld van den pyrometer vertikaal. De polari- 
sator staat met het trillingsvlak parallel R m \ aflezing bij 739° C. : 
350 Milli-Ampères. Wordt de polarisator JV thans over 90° gedraaid, 
dan is de belicht ingsstroom der lamp slechts 344 Milli-Ampères bij 
739° C. Bij wenteling van den nicol over 360°, werden in vier, 
van elkaar 90° afliggende hoofdstanden, de volgende aflezingen gedaan: 
350 MA. ; 344 M.A. ; 351 M. A., 346 M. A. ; tenslotte nog weer: 
351 M.A. 
Derhalve is de schijnbare temperatuur van het cylindertje voor 
trillingen in de richting van maximale absorptie, duiddijh 14° tot 
15° C hooger, dan in eene richting, loodrecht daarop. 
b) R m is thans horizontaal geplaatst; het trillingsvlak van JV 
staal vertikaal. De aflezing bij 751° C is nu: 351 M. A., en na 
draaiing van JV over 90°: 356 M. A. 
c) R,a is weer in stand a) gebracht, ; de polarisator staat met zijn 
trillingsvlak evenwijdig aan R m . Aflezingen: bij 756° C., eerst 358 
M. A., en na draaiing van JV over 90°: 352 M.A. 
cl.) R m is weer horizontaal. Bij de temperatuur 815° C zijn de 
aflezingen van den milli-ampère-meter : 376 M. A., en 381 M. A., 
al naarmate liet trillingsvlak van JV loodrecht, dan wel parallel aan 
R»i is- 
e) R rn is thans vertikaal gekozen. Bij 826° C, wordt afgelezen: 
388 M. A., en 383 M. A. Neemt men den nicol weg, dan wordt in 
alle richtingen afgelezen: 402 M. A.; de nu optredende schijnbare 
verhooging van de temperatuur vindt haren grond natuurlijk- eenvoudig 
in de vroeger aanwezige lichtabsorptie van nicol- en prisma-systeem, 
zoodat alle afgelezen aantallen M. A. eigenlijk met eirka 20 AI. A. 
verhoogd moeten worden, (zie tabel). 
ƒ). De proeven cl en e werden thans herhaald, met gebruik van 
een rood, vrijwel monochromatisch glas, vóór het okulair. Dezelfde 
aflezingen als vroeger werden gemaakt; blijkbaar is er geen noe- 
menswaarnig verschil te vinden. 
g). Wanneer alle nicols weggenomen zijn, zoowel vóór, als ook 
eventueel achter den pyrometer, dan blijft de instelling onveranderd, 
wanneer men den mikroskoop-oven over zekeren hoek draait. De 
terugkaatsing van het licht aan het prisma blijkt opnieuw dus geen 
waarneembaar eifekt op de aflezingen te hebben. 
/<). Een nicol N' wordt achter den pyrometer aangebracht, en bij 
