813 
Met behulp van deze inrichting is het nu mogelijk de meetbuis 
die bij N' op het stuk M is bevestigd, met het te meten gas te 
vullen, terwijl die glazen buis van buiten en binnen steeds aan 
denzelfden druk is onderworpen. 
Nadat het geheele buizenstelsel en alle kranen enz. zijn schoon- 
gemaakt wordt het kwikvat II geheel en het val I) voor de hel ft 
met kwik gevuld. Door een weinig druk aan te brengen stijgt de 
kwik in Q op en vult de geheele buis Q tot de kraan H. Men 
sluit dan de kraan T zoodat de kwik in Q niet meer op en neer 
kan gaan. Bij het aanbrengen van dien druk heeft het vat L buiten 
de glazen buis zich gevuld met de olie, die als drukoverdrachts- 
vloeistof gebruikt wordt. Nu worden alle kranen behalve T geopend, en 
door middel van de fjrAEDEpomp wordt het geheele stelsel A abc F' FOJSf 
ledig gezogen. De kwik uit D stijgt dan in de klok (x omhoog en 
blijft tusschen F en F' op barometerhoogte staan. Men kan thans 
een of tweemaal met gas spoelen door bij B met behulp der kvvik- 
pcer gas toe te laten en dan met de GAEDEpomp een ledig te maken. 
Wil men nu een afgemeten hoeveelheid gas in de meetbuis brengen 
dan sluit men a, en brengt een hoeveelheid gas in A. Door de 
kwikpeer op te halen wordt nu in A een hoeveelheid gas geïsoleerd 
waarvan men druk, volume en temperatuur kan bepalen. Opent men 
thans de glazen kraan a, dan stroomt dit gas in de luchtledige 
ruimte cF' . Het kwik in F daalt nu, en door het ophalen van de 
kwikpeer, die met B in verbinding staat, kan men het gas uit A 
naar D overbrengen. Wil men dit quantitatief doen dan moet men 
