814 
de kwikpeer zoo hoog ophalen dat de kwik bij b overloopt en de 
geheele bnis bc vult, en ten slotte bij het boveneinde van F zicht- 
baar wordt. Men sluit dan C. Het gas bevindt zich dan onder een 
druk van omstreeks een atm. in de stolp D en voorts in FOJSf en 
de meetbuis. 
Door de perspomp, resp. den weg S s ÜS i Pfe brengen wij thans 
druk aan. De kwik in D daalt dan buiten de stolp G en rijst daar- 
binnen en verdringt het 'gas steeds meer naar F. De druk in de 
meetbuis rijst daarbij natuurlijk. Maar daar U door S A met L in 
verbinding staat, blijft de druk binnen en buiten de meetbuis steeds 
even groot. Wil men quantitatief overbrengen dan moet nu de druk 
zoo hoog worden opgevoerd totdat het gas geheel uit G en F door 
kwik is verdreven en de kwik de stalen capillair boven F en ten 
slotte H heeft bereikt. Dan sluit men H. Daardoor wordt thans de 
communicatie tusschen de binnen- en buitenzijde der meetbuis ver- 
broken. Men behoort dus zorg te dragen, dat in dezen toestand geen 
sterke drukveranderingen kunnen plaats grijpen, die de meetbuis 
zouden doen springen. Dit wordt gecontroleerd door een veermano- 
meter, die met de perspomp in verbinding staat. Het blijkt bij de 
uitvoering evenwel, dat enkele atmosferen drukverschil voor de 
meetbuis nog niet gevaarlijk zijn. De afmetingen van de meetbuis 
moeten zoo gekozen zijn in verhouding tot de stolp G dat alle gas 
uit G en F door kwik verdrongen is voor men 80 a 100 atm. 
heeft bereikt, daar de onbeschermde glazen buis F hooger druk 
niet kan verdragen. Men sluit thans F. Daardoor wordt de hoog- 
drukafdeeling, waarin de metingen plaats hebben, geheel afgescheiden 
van den tweeden druktrap, D enz. Immers H is reeds gesloten. Nu 
wordt T geopend. Daardoor is thans (langs den weg S 4 U S 3 P 
TSJÏQHO) weer communicatie tot stand gebracht tusschen binnen- 
en buitenkant der meetbuis. Gaat men nu door met den druk door 
de perspomp te verhoogen dan stijgt de kwik in F[ resp. O en 
drijft het gas steeds verder voor zich uit totdat ten slotte het kwik 
het buisje JSF en daarna de meetbuis bereikt. Nog verdere druk* 
verhooging brengt de kwik dan met de platina contacten in de 
meetbuis één voor één in aanraking. Bij dit alles blijft de meetbuis 
voortdurend buiten en binnen aan gelijken druk blootgesteld. Wil 
men de metingen tijdelijk af breken, dan blijft dit het geval. Immers 
men sluit dan een kraan aan de perspomp in de geleiding S< aan- 
wezig. De sluiting van den toestel is zoo volkomen dat men als 
deze kraan gesloten is den hoogedruktrap {LHRTPU en het verbin- 
dende buizensysteem) gedurende weken op een paar honderd atm. 
druk kan laten zonder dat een spoor van lekkage te bemerken valt. 
