820 
naar M voert, zit oliedieht door middel van een pakkingbus een 
ijzeren cirkelvormige plaat X, wier doorsnede een weinig grooter 
is dan die van den cylinder. De cylinder draagt van onderen 
een flens, die door bouten en moeren kan bevestigd worden op de 
plaat, wanneer het sluitstuk M, en de buis O door middel van de 
daarbij belioorende moer K voldoende vastgedraaid zijn. Een leeren 
pakking tusschen flens en plaat maakt deze sluiting oliedieht. Van 
boven blijft de cylindermantel open. Een oliepompje aangedreven 
door de reeds herhaaldelijk genoemde transmissie-as vult dan den 
geheel en thermostaat met olie uit een grooten ijzeren voorraadbak. 
Door een tapkraan, die in de plaat X bevestigd is, (niet geleekend) 
en een daarmede verbonden compositieleiding, kan de olie weer 
afgelaten worden in dezen voorraadsbak. Yast met den cylinder- 
mantel verbonden en dus met hem op en neergaande is een roerder, 
die, als hij op zijn plaats is gebracht, weer door de transmissie-as in 
beweging kan gebracht worden. Voorts wordt binnen den cylinder 
een groote toluol-thermoregulateur opgehangen die in verbinding 
staat met een gasvlammetje dat tegen den plaatijzeren cylindermantel 
aanspeelt. Met behulp daarvan is het ge makkelijk de temperatuur 
op 0°.01 constant te houden. 
De temperatuur wordt bepaald door een platina weerstands- 
thermometer, die ingeschakeld is in een brug van Wheatstone 
gev ormd door een Hartmann en Braun weerstandsbank. De galvano- 
meter is een Hartmann en Braun spiegelgalvanometer. Het beeld 
van den stift eener NERNST-lamp wordt door den spiegel en een lens 
op een groote, aan de muur bevestigde schaal geworpen. De ge- 
voeligheid van het instrument maakt dat met 0°.01 ongeveer 6 cM. 
afwijking op de schaal correspondeert. Men kan dus in het geheele 
vertrek onmiddellijk overzien of de temperatuur constant blijft, resp. 
hoeveel zij verandert. De aanwijzing in den thermoscoop, binnen in 
wordt op dezelfde wijze op deze schaal overgebracht (alleen heeft 
de Nernst brander hier ter onderscheiding twee gloeiende staafjes). 
De waarnemer die aan de drukbalans of elders bezig is, kan zich 
dus van verre overtuigen of de stationaire toestand is ingetreden. 
De weerstandsthermometer wordt met dezelfde verbindingsdraden 
en in dezelfde brugcombinatie als waarbij de metingen plaats hebben, 
geijkt. Hij wordt daartoe naast de hoofd-temperatuur-normaal van 
het laboratorium, in een buis met olie gevuld, geplaatst in den 
thermostaat die het vat A omgeeft ; de temperatuur wordt hier op 
de gewone wijze constant gehouden. 
Amsterdam. 
Xat. Lab. der Universiteit. 
