835 
men ziet de kanaalvormige inwendige ademholte, die door de twee 
bijcellen afgesloten is. 
Fig. 14. Rhipsalis Gassytha. Uit een dwarsdoorsnede door den stengel. Huidmondje 
evenwijdig aan de spleet doorgesneden, in een richting ongeveer met lijn 
e van Fig. 1 overeenkomende, praeparaat op overeenkomstige wijze 
georiënteerd als het in Fig. 8 geteekende praeparaat van Visciim. 
Leiden, December 1913. Botanisch Laboratorium. 
Natuurkunde. — H. Kamerlingh Onnes en Albert Perrier : „Mag- 
netische Onderzoekingen. X. Toestel voor het algemeen cryo- 
rnagnetisch onderzoek van stoffen met kleine susceptibiliteit .” 
(Vervolg van Meded. N°. 139a uit liet Natuurkundig labora- 
torium -te Leiden, aangeboden in de Zitting van 25 October 
1913). 
§ 7. Bronnen van fouten. Gevoeligheid . Nauwkeurigheid. Storende 
magnetische werkingen. De werking van den magneet op den drager 
zonder proefbuisje bleek, zelfs wanneer het benedeneinde van den 
drager op de temperatuur van vloeibare waterstof gebracht was, 
verwaarloosd te mogen worden. Ook die op de klos van den drager 
was onmerkbaar, zelfs wanneer door deze klos een veel sterkere 
stroom i m liep dan bij de proeven gebruikt werd 1 ). Zij zou buitendien, 
zoo zij in aanmerking mocht komen, geëlimineerd worden, door de 
boven aangegeven wijze van waarneming. Wat den invloed van de 
vaste klos op de bovenste geleidingsveer betreft, deze is waarschijnlijk 
wel niet te verwaarloozen, maar hij kan niet tot fouten aanleiding 
geven, omdat zoowel bij de calibratie als bij de waarnemingen aan 
deze veer niets veranderd wordt. 
Wij vermelden nog, dat door de wijze waarop de sl roomgeleidingen 
aangelegd zijn, in verband met de volgorde der aflezingen, alle wer- 
kingen van den electromagneet en van de rheostaten op de ampere- 
meters of van deze op elkaar geëlimineerd worden. Deze werkingen 
zijn overigens zeer klein. 
Capillaire werkingen. In het begin hebben wij ons wel eenigszins 
bezorgd gemaakt over de capillaire werkingen tusschen de steeltjes 
van de drijvers en het kwikoppervlak en tusschen de proefbuisdragers 
en het oppervlak van het bad. Het regelmatig terugkeeren van den 
drager telkens tot hetzelfde nulpunt heeft bewezen, dat storingen 
uit dezen hoofde bij onze proeven niet zijn voorgekomen. Wij hadden 
9 Wanneer de as van de klos juist in het symmetrie-vlak der polen valt en 
door het midden van het interferrum gaat is deze kracht volstrekt nul. 
