830 
er dan ook steeds groote zorg aan besteed om het kwikoppervlak 
in liooge mate zuiver te houden. 
Trillingen. Dreuningen van den grond Iiebben een zeer schadelijken 
invloed op de waarnemingen, daar zij sterk vergroot op den toestel 
overgaan en den zwevenden drager licht in hinderlijke schommeling 
brengen. Door de dreuningen opgewekte trillingen van het microscoop, 
welke ons aanvankelijk ook last bezorgden, konden worden weg- 
genomen door het steviger te bevestigen. 
De drager komt bij elke verandering van de krachten, die op 
hem werken, in beweging, wat tot verticale schommelingen van 
groote amplitude aanleiding geeft. Om deze te dempen zijn aan de 
drijvers glazen vleugeltjes bevestigd, zoodat het stelsel na 2 of 3 
slingeringen tot rust komt. Eindelijk veroorzaken ook de dampbeden, 
die voortdurend in het bad opstijgen kleine verticale slingeringen 
van den drager, die des te sterker zijn, naarmate de dichtheid van 
het vloeibare gas grooter is. Tegen deze trillingen is de betrekkelijk 
groote trage massa — ongeveer 200 gram — van den drager naast 
de zooeven genoemde demping het beste hulpmiddel gebleken. De 
demping had trouwens zonder bezwaar grooter gemaakt kunnen 
worden. Maar het was voordeeliger niet verder te gaan daar de 
beweging van het stelsel aldra aperiodisch zou zijn geworden en 
een paar schommelingen zeer bevorderlijk zijn om den invloed der 
capillaire werkingen op den drager telkens op een zelfde bedrag te 
brengen. 
Bronnen van fout in de proef voorwerpen zelve gelegen. Voor de 
berekening van de specifieke magnetisatie heeft men de massa per 
eenheid van lengte van de stof, met welke het proefbuisje gevuld is, 
noodig. De totale massa die men in het buisje gebracht heeft, kan 
zoo nauwkeurig bepaald worden als men maar wenscht, de lengte 
echter over welke zij in het buisje uitgespreid is kan ten gevolge 
van de onregelmatige begrenzing aan de beide einden niet nauw- 
keuriger dan tot op 0.2 a 0.3 m.m. bepaald worden. 
Verder wordt bij de berekening ondersteld, dat de verdeeling over 
de geheele buis gelijkmatig is, wat ook niet volstrekt juist kan zijn, 
wegens kleine verschillen in diameter en kleine verschillen in den 
graad van samenpakking, die bij het vullen op verschillende hoogte 
verkregen is, maar deze fout is ongetwijfeld gering en zij doet haar 
invloed alleen gelden op de absolute waarde van de berekende 
susceptibiliteit-, wanneer men dezelfde proef buis in denzelfden stand 
bij de verschillende temperaturen gebruikt, heeft de bedoelde fout 
geen invloed op de relatieve uitkomsten, die het hoofddoel van ons 
onderzoek zijn. 
