Is dus liet magnetische deel der experimenten nagenoeg gelijk aan 
dat van de vorige, de Vervaardiging van liet eigenlijke proefliehaam 
vereisclite een aantal bijzondere toestellen en voorzorgen. Men moet 
id. een homogeen mengsel in willekeurig te kiezen en bekende 
verhouding bereiden van twee stoffen, die bij gewone temperatuur 
gas vormig zijn en in het proef buisje tot condensatie komen. 
Het bewegelijke systeem moet allereerst door het gesloten om- 
hulsel van liet cryomagnetische apparaat (zie de beschrijving loc. 
cit.) heen met den toestel voor de menging en afmeting der gassen 
in verbinding gesteld kunnen worden. Daartoe is de glazen buis A 
(zie tig. 1) die het centrale deel van den drager vormt, bij IJ driemaal 
rechthoekig omgebogen ; zij draagt verder een horizontale kraan C 
en eindigt in een horizontaal slijpstuk D waarin het geslepen uit- 
einde van de buis E, die naar buiten uitkomt, past. Deze buis is 
in eene luchtdichte, doch rekbare caoutchouc omhulling opgesloten en 
kan van buiten af over ongeveer twee centimeters worden terugge- 
trokken en in dezen nieuwen stand vastgezet; aldus kan men de 
verbinding met den drager bewerkstelligen of dezen geheel vrij maken 
zonder het hulsel te openen. De kraan C kan eveneens van buiten 
af bediend worden met behulp van eene analoge inrichting F. 
De voorwaarde dat het mengsel homogeen moet zijn vereischt 
krachtig roeren binnen in de proefbuis (den cylinder R beneden aan 
liet einde van den drager) zelf; immers zelfs wanneer het mengsel 
homogeen is in den gastoestand, zal de gemakkelijker condenseerende 
zuurstof zich bij voorkeur beneden in den drager verzamelen ; het vraag- 
stuk is opgelost met behulp van een roerder bestaande uit een zeer 
lange en dunne glascapiliair G, die beneden in een klein schijfje H 
(den eigenlijken roerder) eindigt, en die boven een klein stukje ijzer (K) 
draagt; het geheel kan over een afstand gelijk aan de hoogte van 
de proefbuis op en neer bewogen worden. Deze beweging wordt 
bewerkstelligd door middel van de aantrekking van een electromagneet 
/ op liet stukje ijzer K ; de electromagneet wordt van buiten af 
bewogen met behulp van twee bronzen bandjes L, die over de katrol- 
letjes N loopen en zonder wrijving door den wand heengaan om in 
twee rekbare omhulsels analoog aan F en E te eindigen. Deze op- 
hangdraden, die tegelijk tot stroom toe- en afvoer van den eiectro- 
magneet dienen, worden met de hand bewogen. 
De drager is bij B voorzien van een stopje, dat als veiligheidsklep 
dient ten einde te vermijden dat een toevallige overdruk binnen 
den drager tijdens de metingen, d. i. bij gesloten kraan, den drager 
zou doen uiteenspringen. 
De voorbereidende werkzaamheden van eene serie metingen ge- 
