1114 
De dooi- den magneet gezonden stroomen werden op een praecisie- 
instrument van Siemens en Halske afgelezen. De weerstandsmetingen 
geschiedden vlug achter elkaar; dit was gewenscht om een invloed 
van stroomschommelingen in den magneetvoedingsstroom te elimi- 
neeren. De stroom werd ontleend aan het centrale Berlijn sche net. 
De grootste foutenbron bij metingen als de hier besprokene is de 
temperatuur-onzekerheid. Onmiddellijk daarop volgt de bepaling van 
het magnetische veld. Eene ongunstige bijomstandigheid is, dat het 
te nieten effect ongeveer quadratisch is en derhalve een fout in de 
veldsterkte een dubbel gewicht krijgt. Meent men derhalve overigens 
eene nauwkeurigheid van 7, % bereikt te hebben, zoo involveert 
dit eene bekendheid van het magnetische veld op 1 2 / 6 00 en dit is eene 
nauwkeurigheid die lang niet zoo gemakkelijk bereikt wordt en is 
als wel veelal wordt aangenomen. 
Het doel van het onderzoek was niet nauwkeurige bepalingen te 
doen, doch na te gaan of ook in dit geval de oriëntatie der kristal- 
assen een groote rol speelde. Voor grafiet is dit reeds aangetoond 
door D. E. Roberts (loc. cit.), voor bismuth door van Everdingen ! ) 
en Lownds 3 ). 
§ 2. Veldorye temperatuur kromme. Allereerst werd nagegaan de 
verandering van den weerstand van antimoon met de temperatuur 
en wel in het basisch vlak. De specifieke weerstand werd niet 
bepaald, daar de ongedefinieerdheid der soldeerplaatsen op een dergelijk 
klein stukje een te nadeeligen invloed heeft op de nauwkeurigheid 
der bepalingen. 
De verschillende temperaturen werden bereikt volgens het beginsel 
waarop de oryostaat van Henning 3 ) is geconstrueerd. In een vacuum- 
vat met petroleumaether gevuld stak een van onderen gesloten 
glazen buis. In deze buis werd met behulp van een vacuum- 
hevel vloeibare lucht gestort. Het overstorten der vloeibare lucht 
geschiedde evenwel niet automatisch doch werd uit de hand geregeld. 
De temperatuur werd op een pentaanthermometer afgelezen. 
Het gelukte na eenige oefening onder flink roeren de temperatuur 
genoegzaam konstant te houden. Beneden — '140° werd de petroleum- 
aether te dik vloeibaar en een behoorlijk roeren lastig. De laagste 
punten werden dan ook in de vloeibare lucht zelve gemeten. Bij 
d E. van Everdingen, Coram. Leiden N°. 26. 37. 40. 41. 42. 48. 53. 58. 61. 
63, 72. Suppl. 2. 
2 ) L. Lownds, Ann. der Phys. 6 p. 146, 1901; 9 p. 677, 1902. 
3 ) E. Henning, Zeitschr. f. Inslrk. 33 p. 33, p. 1913. 
