1 14G 
de dampspanningslijnen van deze twee kleurlooze vloeistofphasen 
van liet stelsel fosfor niet als twee stukken van dezelfden damp- 
spanningslijnen kunnen worden opgevat. 
Daar het hier een uiterst belangrijke vraag gold, die met volkomen 
zekerheid uitgemaakt diende te worden, werd besloten de damp- 
spanningslijnen van vloeibaren witten en vloeibaren rooden fosfor 
zoo nauwkeurig en zoo ver mogelijk te bepalen. 
2 . Bepaling van de damp spanning slijn van vloeibaren rooden fosfor. 
Wij maakten daarbij weer gebruik van den glasveermanometer 
van Jackson ') (zie lig. 1 a b), die thans uit moeilijk smeltbaar glas was 
vervaardigd, met zuiveren rooden fosfor gevuld, en daarna 
luchtledig was gepompt en afgesmolten. Deze glasveer deed dienst 
als fosforreservoir en tevens als drukindicator. 
Om de glasveer was n.1. van te voren een wijder vat c aange- 
smolten, dat in een eenigszins nauwere buis uitliep, die bij e electro- 
lytisch was verkoperd, om aan het koperen montuur e gesoldeerd 
te kunnen worden. 
Dit koperen montuur bestond uit een koperen koppelstuk, waarin 
een roodkoperen plaatje als verpakking dienst deed. Het hier genoemde 
montuur stond door middel van koperen buizen in verbinding met de 
kranen K 1 K 2 en de met glycerine gevulde persbus g, die op een 
perspomp van Schaeefer en Budenberg A met den gesloten lucht- 
manometer M. z en met den metaalmanometer M z was aangesloten. 
De kraan K 1 kon de verbinding tot stand brengen tusschen de 
ruimte om de glasveei' en den koolzuurcylinder JSf, terwijl kraan K 2 
dezelfde ruimte in verbinding brengen kon met den open manometer 
M x . Aan dezen open manometer was een 7 -stuk met, de kranen 
K 3 en K 4 gesmolten, waarvan K 4 verbonden werd met de Gaede- 
pomp. Door deze kraan werd vóór het begin van elke proef de 
ruimte om de glasveer luchtledig gepompt, om in de gelegenheid te 
zijn den nulstand van de naald van de glasveer op de buis d aan 
te geven. Dit werd bereikt door twee papierstrook) es met een daarop 
aangebracht streepje voor en achter, doch boven elkaar, tegen de 
buis d te plakken, en wel zóó, dat zich beide streepjes met de 
naald in hetzelfde vlak bevonden. Werd tot een dampspanningsbe- 
paling overgegaan, dan werd om den fosformanometer een koperen 
bad met een gesmolten mengsel van KN0 3 en NaN0. 2 geplaatst, 
waarin een roerder voortdurend op en neer werd bewogen. 2 ) 
!) Journ. Chem. Soc. 99, 1066 (1911). 
2 ) Bij de vroegere voorloopige proeven werd een luchtbad gebruikt, waarbij 
echter tengevolge van de ongelijkmatige temperatuur geen nauwkeurige bepalingen 
verricht konden worden. 
