1371 
water 
stof 
1 
was door Prof. Kamkrlingh Onnes op hoogstens 5 — 
geschat. 
Wij maken gaarne van deze gelegenheid gebruik om Prof. Onnes 
onzen hartelijken dank te betuigen voor zijne welwillendheid. Bij 
liet vullen met dit gas konden de zuiveringsapparaten veilig wegge- 
laten worden; het busje werd dus onmiddellijk aan de buis m ver- 
bonden. De resultaten nu van de metingen met dit gas stemden 
binnen de grenzen der Waarnemingsfouten overeen met de uitkomsten, 
die verkregen werden met het door ons op de bovenbeschreven 
wijze gezuiverde gas. 
$ 3, De metingen. 
Hoe nu het gas langs de verschillende ,,druktrappen in de meet- 
buis gebracht wordt, is reeds boven beschreven. Ook hoe dan de 
temperatuur constant gehouden wordt. Dit is zichtbaar aan den 
uitslag van den galvanometer, die in de Wheatstone-brug is opgesteld. 
Ter oriënteering wordt de druk, waarbij de gal vanometernaald uitslaat, 
op den manometer afgelezen, en een daarmede correspondeerend 
aantal gewdchten wordt op de roteerende drukbalans geplaatst, nadat 
deze met de buizen in communicatie gebracht is. Wordt het aantal 
roteerende gewichten te groot, dan wordt daarvan weer af genomen, 
tot de gal vanometernaald in den oorspronkelijken nulstand teruggekeerd 
is. Ten slotte bereikt men een eindtoestand, waarin het opleggen 
van 50 gram op de roteerende gewichten de naald doet uitslaan, 
terwijl na het wegnemen van dat gewicht de naald terugkeert in 
den evenwichtstand. 
De nauwkeurigheid, waarmede aldus de drukken op de kleine 
en de groote drukbalans gemeten worden, bedraagt tot 900 Atmos- 
feren toe meestal deze 25 gram. Bij het meten met de kleine 
drukbalans, die tot 250 K.G. per c.M.’ gaat, kan men met liet 
opleggen en afnemen van 10 gram, en zelfs als de contacten goei 
schoon zijn met minder, de galvanometernaald doen uitwijken en 
terugkeeren. Daar echter 25 gr. reeds een nauwkeurigheid van 1 
op 10.000 beteekent, die uit hoofde van andere foutenbronnen toch 
niet wordt bereikt, heeft het geen zin bij de bepaling van den druk 
zoover te gaan. Wij vermelden het feit dan ook alleen ter beoor- 
deeling van de zeer groote nauwkeurigheid der drukbalans voor 
relatieve druk metingen. 
Wanneer men aldus ééne drukmeting heeft verricht, wordt de 
druk verhoogd. De galvanometernaald, die nu voordurend zou 
blijven uitslaan, moet weer op nul gebracht worden, omdat men nu 
een anderen weerstand van den volumedraad meet. 
