1374 
nu b-ij liet bovenste streepje dichtgesmolten en onder wordt een 
omgebogen buis aangelascht. Van te voren is bij e de overpijp E yan 
de persbus vastgekit en nadat een paar druppels kwik in het groote 
reservoir gebracht zijn, wordt de buis liggende geëvacueerd en ge- 
vuld. Is de buis met zuivere waterstof gevuld, dan wordt ze recht 
op gesteld en de kwikdruppels sluiten het gas van de buitenlucht 
af. Het geheel wordt daarna in een waterbad van 15°5 gebracht, 
terwijl het hoogteverschil van de kwik in de buizen ƒ en g wordt 
afgelezen. Daar het volume tot de schaalverdeeling, en deze eveneens, 
geijkt is, kennen we thans van een afgepaste hoeveelheid waterstof 
het volume bij omstreeks 1 Atm. en de gewenschte temperatuur. Om 
den druk nauwkeurig te bepalen moet natuurlijk ook de druk der 
buitenlucht bepaald worden, waarbij de hevelbarometer (pag. 1368) 
weer dienst doet. 
De zijbuis kan nu verder gemist worden, want deze diende slechts 
om het kwik onder in de buizen tegen het water te beschermen. 
Zij wordt bij g afgeslagen, en nadat het nog resteerende buisje geheel 
met kwik gevuld is, wordt het geheel in de met kwik gevulde pers- 
bus gestoken. De persbus wordt gesloten en aan de perspomp ver- 
bonden, welke verbinding ook in gemeenschap staat met de druk- 
balans. Met een caoutchouc-stop wordt om het uitstekende deel een 
glazen cylinder met onder en boven een zijbuis bevestigd, zoodat 
water van 15. °5 uit een thermostaat het gas op de gewenschte tem- 
peratuur houdt. Den stroom sloten we aan op de ijzeren persbus; 
hij ging vervolgens door het kwik en indien de gewenschte 
hoogte bereikt was door het platinadradraadje verder. Met de druk- 
balans kon nu de druk, waarbij het platinadraadje bereikt wordt, 
dat is dus de druk, waarbij het gasvolume tot het bovenste gedeelte 
verkleind is, zeer nauwkeurig bepaald worden. 
§ 5. Correcties. 
Aan de experimenteele resultaten verkregen op de bovenbeschreven 
wijze belmoren nu nog eenige correcties te worden aangebracht. 
Vooreerst wordt bij de ijking het volume verkregen in gr. kwik 
van een bepaalde temperatuur. Om deze getallen tot het juiste volume 
in cM 8 te herleiden moeten twee herleidingen worden toegepast. Er 
dient een herleiding plaats te hebben op cM 3 door het getal in gr. 
kwik te deelen door het s.g. van kwik bij de temperaturen der ijking. 
Voor deze herleiding werd gebruikt het s. g. van kwik volgens de 
opgave van Landolt en Börnstkin. Vervolgens moet rekening gehouden 
worden met de compressibiliteit van het glas der meetbuis. De ijking 
geschiedt bij 1 Atm., bij de meting is de buis aan een alzijdigen 
