Herma n, Apparat z. Imprägniren ?. histolog.-anatom. Stücken etc. 55 
eine chronische Dysenterie betraf, der 2. Fall einen chro- 
nischen Darmkatavrh, der 3. einen Reconvalescenten zu- 
erst mit Verstopfung und später Durchfällen (täglich 
2 flüssige Stühle mit reichlicher Schleimbeimengung), der 
4. litt an akutem Darmkatarrh (ob ohne Koliken und 
Tenesmus) und der 5. an einem chronischen Darmkatarrh 
(mit Scbleimbeimengung). — Trotzdem Massiutin die Fälle als 
verschiedene Darmerkrankungen annimmt (weil das Blut 
in einigen Fällen fehlte und bei einem Kranken mit blutigem 
Stuhle die Amöben vermisst wurden), betrachten wir dieselben, und 
zwar wegen des Amöbenbefundes, als echte Dys enterieen 
akuter und chronischer Form, M. muss doch auch gelegentlich den 
Stihl von vielen anderen Darmerkrankungen untersucht haben, 
ohne Amöben zu finden, und doch bestreitet er die pathogene- 
tische Bedeutung derselben ! Für mich aber bleibt sein Befund 
immer von grosser Bedeutung, indem wir dadurch ein weiteres 
Gebiet der Dysenterie-Amöben kennen lernen. 
Alexandria, November 1889. 
Apparat zum Imprägniren von histologisch-anato- 
mischen Stücken und zur Herstellung der Gelatine- 
röhren nach Esmarch, 
Von 
Dr. M. Herrnan, 
Präparator an der Universität in Lüttich. 
Kit 2 Abbildungen. 
Dieser Apparat ist dazu berufen, sowohl in normal-histologischen, 
pathologischen und zoologischen Laboratorien als auch in bakterio- 
logischen Instituten grosse Dienste zu leisten. 
Der Apparat besteht hauptsächlich aus einem Mühlrad R 
(Fig. 1), dessen Achse an einer Seite die Kurbel Jf und an der 
andern Seite eine offene Metallhülse D trägt, welche letztere dazu 
bestimmt ist, das Reagensrohr T aufzunehmen, in welchem man 
Bakterienkulturen nach der Es m arch 'sehen Methode entwickeln 
will. Die Mühle ruht auf einer Platte S, welche man mittelst der 
Stellschraube V in der horizontalen Richtung einstellen kann. 
Ein Trichter E mit 2 Abtheilungen a und b dient dazu, das 
Wasser einer Leitung auf das Mühlrad und gleichzeitig durch ein 
Bleirohr mit einem fächerartigen Ausfluss auf P das Reagensrohr T 
laufen zu lassen. 
Alles Wasserreiches durch das Mühlrad sowie über das Reagens- 
rohr läuft, sammelt sich in einem Reservoir r, von wo es durch 
einen Abfluss abgelassen wird. 
