Apparat zum Imprägniren von histologisch-anatomischen Stücken etc. 57 
Um die Gelatineröhren nach der Methode von Esmarch zu 
präpariren, dreht man die Stellschraube V so, dass der ganze 
Apparat mehr oder weniger geneigt steht, je nachdem man mehr 
oder weniger Gelatine in das Rohr gefüllt. Diese Schiefstellung 
ist nöthig, um zu verhindern, dass die flüssige Gelatine den Watte- 
stopfen des Rohres berührt, das Rohr soll übrigens nur sehr wenig 
Nährsubstanz enthalten. Man steckt nun das Reagensrohr in die 
Hülse D und lässt den Wasserzufluss in die Abtheilung a des 
Trichters eintreten. Das Wasser dringt durch das Bleirohr und 
den fächerartigen Ausfluss auf das Reagensrohr und kühlt die 
Gelatine ab, gleichzeitig tritt der Ueberschuss des Wassers über 
die Zwischenwand der beiden Trichterabtheilungen in die Ab- 
theilung 6, fällt auf das Mühlrad und setzt selbiges in Bewegung. 
Wir haben auf diese Weise Gelatineröhren nach Esmarch 
erhalten, die im Innern mit einer sehr regelmässigen und voll- 
ständig homogenen Gelatineschicht bekleidet waren. 
Ein derartiger Apparat ist seit 2 Jahren im anatomisch-patho- 
logischen Laboratorium der Universität Lüttich installirt und sein 
regelmässiges ununterbrochenes Funktioniren beweist seine grosse 
Nützlichkeit. 
Der Apparat wird verfertigt von Rob. Drosten in Brüssel, 
Rue des boiteux 21. 
