Schutzimpfung, künstl. Infektionskrankheiten, Entwicklungshemmung etc. 323 
Luft nach oben zusammenzieht. Eine Infektion der Milch in den 
Flaschen durch Luftkeime nach der Sterilisation scheint daher auch 
bei dem Verschluss mit Gummipfropfen theoretisch ausgeschlossen ; 
dass sie aber auch thatsächlich nicht stattfindet, haben zahlreiche 
Versuche des Verf.’s bewiesen. Derselbe konnte in solchen Flaschen, 
welche nach 7tägigem Aufenthalte in dem erkalteten Sterilisirungs- 
apparat bei Brüttemperatur auf bewahrt wurden, keinerlei Säure- 
bildung oder Gerinnung nachweisen. Man überlässt daher nach 
beendetem Kochen den Apparat ruhig sich selbst, entnimmt zu 
jeder Mahlzeit die entsprechende Flasche und reicht sie dem Kinde, 
nachdem man sie in einem Wärmebecher trinkwarm gemacht hat. 
Der Vortragende fügt eine Anzahl von Tabellen hinzu, in 
welchen er den physiologischen Milchbedarf des Kindes nach Tagen 
und Stunden angibt und gleichzeitig das Mischungsverhältniss 
bestimmt, in welchem die Milch zu verabreichen ist. 
K übler (Oldenburg). 
Daridsohn, Hugo, Die Benutzung des Koch’ sehen Dampf- 
apparates für die Sterilis irung von Verband- 
stoffen. (Berliner kliu. Wochenschrift. 1889. No. 44.) 
Während Koch ’s Apparat im Laboratorium schon seit einer 
Beihe von Jahren seine Aufgabe vollständig erfülle, habe derselbe 
zur Sterilisation von Verbandstoffen noch keine allgemeine Ver- 
wendung gefunden, weil diese durch den Sterilisationsprocess feucht 
würden. Auch die von verschiedener Seite vorgenommenen Modi- 
fikationen verhindern nicht die Entstehung von Kondensationswasser, 
oder haben doch wenigstens alle den Nachtheil ihrer komplicirten 
Konstruktion und des damit verbundenen theuren Preises. — Für 
praktische Zwecke genüge übrigens vollkommen eine Modifikation 
des ursprünglichen Koch’schen Dampfkochtopfes. 
D. fand nämlich bei Sterilisationsversuchen mit Verbandstoffen 
im Koch’schen Apparat, dass nur die äussersten Schichten der 
eingelegten Binden oder Watte feucht wurden. Die in der Mitte 
des Korbes gelegenen Binden waren während des Verfahrens fast 
gar nicht schwerer geworden, während die an der Wand des Ein- 
satzes befindlichen zuweilen eine Zunahme von mehreren Grammen 
erfuhren. — Die in der Mitte gelagerten Verbandstoffe fühlten 
sich ausserdem so trocken an, dass ihrer sofortigen Verwendung 
für die Praxis nichts im Wege stehe. — Um die Durchfeuchtung 
der äusseren Schichten der (hydrophilen) Verbandstoffe zu ver- 
meiden, brauche man nur eine direkte Anlagerung derselben am 
Metall zu verhindern und das Aufsaugen des auf dem Metall 
niedergeschlagenen Kondensationswassers durch einen hydrophilen 
Stoff zu bewirken. Solches ist sehr einfach durch Auskleidung 
der Innenfläche des Drahtkorbes mit demselben Filz, wie er auch 
zur äussern Umkleidung des Apparates dient , zu erreichen. Be- 
nutze man an Stelle eines Metalleinsatzes einen solchen Draht- 
filzkorb, so reiche der Koch ’sche Dampfapparat für den Zweck 
der Sterilisirung der Verbandstoffe in der Praxis völlig aus. Dabei 
ist natürlich der Wasserbehälter nicht so hoch mit Wasser anzu- 
