746 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Zellhaufen aufgetreten sind, verliert nicht nur das umgebende Ge- 
webe seinen embryonalen, zelligen Charakter und wird zum bleibenden 
Parenchym, sondern die Organe sind und bleiben von demselben 
deutlich abgegrenzt; die sie umhüllende Membran ist unverkennbar 
und bei guter Konservirung stets nachweisbar. Gerade in dem letz- 
teren Umstande liegt ein Hauptgrund für die Differenz: Die Ce- 
stodengewebe sind recht empfindlich und wer nach dem alten Recept 
einen Bandwurm erst lange in Wasser abwäscht oder liegen lässt, 
ehe er ihn weiter behandelt, kann mit grosser Sicherheit auf Prä- 
parate rechnen, welche die Moniez’schen Anschauungen stützen. 
M. Brauu (Rostock). 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Stroscliein, E., Eine Injektionsspritze für bakterio- 
logische Zwecke. Mit 3 Abbildungen. (Mittheilungen aus 
Dr. Brehiners Heilanstalt. 1889.) 
Die Aufgabe, eine für bakteriologische Zwecke brauchbare 
Injektionsspritze herzustellen, hat bekanntlich ihre ganz be- 
sonderen Schwierigkeiten. Säramtliche Theile des Werkzeugs sollen 
der Sterilisation durch Hitze zugänglich sein, und alle Instru- 
mente mit Stempelführung, wie die Pravaz’schen Spritzen, sind 
schon aus diesem Grunde nicht zu benutzen. Koch hat deshalb 
den Stempel ersetzt durch einen Gummiballon, welcher die Druck- 
vorrichtung darstellt und mit der zu injicirenden Flüssigkeit nicht 
in Berührung kommt, also auch nicht keimfrei gemacht zu werden 
braucht, während die übrigen Stücke, aus Glas und Metall bestehend, 
ohne weiteres auf 150° erhitzt werden können. 
Diese „Koch’sche Spritze“ hat seit vielen Jahren in allen 
Laboratorien den weitgehendsten Gebrauch gefunden und sich vor- 
trefflich bewährt. Doch haftet ihr zweifellos noch ein Mangel an, 
der sich häufig fühlbar genug macht und die Veranlassung 
gewesen ist, dass man von den verschiedensten Seiten mit 
grösserem oder geringerem Erfolge versucht hat , das Instrument 
noch weiter zu verbessern oder zu verändern: die Spritze nimmt 
bei ihrer Benutzung beideHändein Anspruch, von denen die eine 
die Bahnverbindung zwischen Ballon und eigentlichem Spritzenraum 
öffnen, die andere den Druck ausüben und die Flüssigkeit aus- 
pressen muss. 
In sehr einfacher und zweckmässiger Weise ist diesem Uebel- 
stande bei dem von St. angegebenen Instrument abgeholfen. 
Zwei Röhren aus dickwandigem Glase, etwa von Form und dem 
Aussehen der Reagensgläser, aber erheblich kleiner als diese, sind 
so in einander gesteckt, dass die innere, enge und die äussere, weite 
vorne durch ein breites straffes Band aus festem Kautschuk zusammen- 
gehalten werden. Das innere Glasrohr hat am hinteren Ende ein 
Loch, durch welches die beiden Gefässe mit einander in Verbindung 
