Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
25 1 
directionen resp. die Directionen des Innern aller weinbautreibenden 
Kantone zur Berichterstattung über die in Rede stehende Angele- 
genheit einladet. 
12. Ihrerseits sorgen die cantonalen Behörden dafür, dass jeder 
einzelne Rebbesitzer genau angibt, was er in Sachen der Bekäm- 
pfung des falschen Mehlthaus gethan und unterlassen hat. 
Uhlitzsch (Leipzig). 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Arloing, Appareil pour l’analyse bact^riologique des 
eaux. (Revue d’Hygiene etc. T. X. 1888. No. 6.) 
Um alle in einer Wasserprobe vorhandenen Keime auf der 
Gelatineplatte gleichmässig vertheilen und dieselben zugleich von 
aus der Luft stammenden Verunreinigungen leicht unterscheiden 
zu können, hat Verf. einen recht complicirten „Analyseur“ ersonnen, 
den er als eine bemerkeuswerthe Verbesserung der bakteriologischen 
Wasseruntersuchung glaubt bezeichnen zu können. 
Ein rechteckiger kupferner Kasten von 250 cm Länge, 85 cm 
Breite und 36 cm Höhe kann durch 2 an den beiden Schmal- 
seiten durch Charniere beweglich befestigte Glasdeckel soweit 
geschlossen werden, dass zwischen ihnen ein 7 cm breiter Spalt 
bleibt, der seinerseits wieder durch einen entsprechend breiten 
und in der Mitte durchbohrten Messingstreifen bedeckt werden 
kann. An der einen Schmalseite des Kastens steht ein galgen- 
förmiger Träger, vermittelst dessen eine Pipette so über dem Kasten 
schwebend befestigt werden kann, dass dieselbe über dem Spalt 
zwischen den beiden Deckeln senkrecht herabhängt und mit ihrer 
Spitze in die Durchbohrung des Messingstreifens hineinpasst. Der 
Träger, und mit ihm also die Pipette, kann durch eine an seinem 
Fusse angebrachte Schraubenvorrichtung in der Richtung des er- 
wähnten Spaltes bewegt werden. Auf dem Boden des Kastens be- 
findet sich eine zur Aufnahme der Glasplatte bestimmte Messing- 
platte, welche ihrerseits durch eine an der Seite des Kastens 
angebrachte Schraube in der Längsrichtung des Kastens beweglich 
ist. Die zum Ausgiessen der Gelatine bestimmten, mit einem er- 
höhten Rand von Email versehenen Glasplatten sind 12 cm lang, 
5 cm breit und in 60 Quadrate von je 1 qcm. Grösse abgetheilt. 
Soll nun eine Wasseruntersuchung gemacht werden, so wird 
eine erstarrte Gelatineplatte durch einen Schlitz in der dem Galgen 
gegenüber gelegenen Wand des Kastens auf ihren Träger geschoben, 
und die Pipette mit dem zu untersuchenden Wasser gefüllt. 
Während nun das letztere tropfenweise auf die Gelatineplatte herab- 
fällt, wird diese so oft der Länge nach, die Pipette so oft in der 
Querrichtung verschoben, bis jedes der 60 Quadrate ein Tröpfchen 
Wasser erhalten hat. Hierauf wird die Platte vorsichtig in eine 
feuchte Kammer gebracht. 
