708 
Abel, 
eine bestimmte Temperatur einzustellcn — es dauert oft Tage 
lang, ehe man eine wirkliche Konstanz der Wärme erreicht hat — 
und auch dann noch schwankt die Temperatur infolge des inkon- 
stanten Gasdrucks, der Berührung mit der Aussenluft etc. in ge- 
wissen, wenn auch nur kleinen Grenzen. Um diese Uebelstände 
zu vermeiden, hat Herr Lautenschläger einen neuen Thermo- 
staten mit einem elektrischen Kontaktthermometer konstrüirt, das 
gleichzeitig in Kombination mit einem elektrischen Brenner als 
Regulator der Flamme dient. Der Apparat ist wochenlang in Dr. 
Landau’s Laboratorium geprüft worden und hat sich so gut be- 
währt, dass ich seine Publikation für gerechtfertigt halte. 
Der Apparat setzt sich aus dem Thermostaten und dem elek- 
trischen Regulator zusammen. 
Der in cylindrischer Form hergestellte, gänzlich mit Asbest 
bekleidete Apparat besteht aus einer die Brutzone umlagernden 
Wasserzone, die allseitig eine konstante Wärmezone umgibt; die 
Brutzone wird durch 2 Glasthüren mit besonders gut gewähltem 
Verschluss, von denen die äussere noch mit einem verstellbaren, 
in jeder Höhenrichtung stehen bleibenden Asbestschieber versehen 
werden kann, gegen jede Abkühlung geschützt. Behufs Ventilation 
der Brutzone oder Erzeugung eines kontinuirlichen , vorgewärmten 
Luftstromes dienen die beiden, mit perforirten Kappen versehenen 
Tuben L und L u welche gleichzeitig auch zum Durchleiten von 
Gasen benutzt werden können. — Der stationär angebrachte, ein- 
geschlossene, elektrische Brenner C, dessen Flamme bei 0 sicht- 
bar wird, befindet sich unterhalb einer Metallplatte, welche behufs 
Vermeidung des direkten Einflusses der Heizquelle auf die Wasser- 
wie Brutzone eingeschaltet ist, so dass der Boden des Wasser- 
raumes nicht von der Flamme direkt, sondern von einer erwärmten, 
sich fortwährend in Bewegung befindlichen Luftschichte die er- 
forderliche Wärme erhält; die Oeffnung 0, welche eine gefasste 
Glimmerplatte verschliesst, dient zum Anzünden sowie Beobachten 
des Brenners, so dass man in der Lage ist, sich jederzeit von 
dessen richtiger Funktion zu überzeugen. Brut- und Wärmezone 
werden mit genauen Thermometern T x und T t kontrolirt, während 
das nachstehend beschriebene Kontaktthermometer T in die Wasser- 
zone gebracht wird. 
Das neue elektrische Kon taktthermom et er A Fig. I 
besteht aus einer luftleeren Kapillarröhre, in welche unterhalb der 
Skala ein fester Widerstand a derart eingeschmolzen ist, dass nur 
noch ein kapillarer Durchgang für das sich bei Erwärmung aus- 
dehnende Quecksilber verbleibt; unterhalb des Widerstandes a ist 
der Draht b in die Kapillarröhre eingeschmolzen, dem ein zweiter 
Poldraht in dem Quecksilbergefäss folgt. Die beiden Drähte stehen 
mit einer Batterie B, welche aus 2 kleinen, konstanten Strom 
gebenden Elementen, von denen bereits 1 Element zum Betriebe 
genügt, sowie dem neuen, elektrischen Brenner C in geeigneter 
Verbindung ; letzterer besteht aus einem einfachen Eisenkern K mit 
entsprechender Vorlage, welche, sobald die gewünschte Temperatur er- 
reicht ist, die Gaszufuhr bis auf eine kleine Reserveflamme verschliesst. 
