Will man nun irgend eine Temperatur konstant erhalten, so 
wird das elektrische Kontaktthermometer nach der sich für die 
betr. Innenraumtemperatur ergebenden Temperatur der Wasserzone 
eingestellt, d. h. das Quecksilbergefäss durch eine beliebige Wärme- 
quelle — ein Zündholz genügt bereits — erwärmt, bis die Queck- 
silbersäule den auf der Skala angegebenen Temperaturgrad erreicht 
hat, hierauf wird der Quecksilberfaden durch Berührung der Queck- 
silberkugel mit der Hand beim Widerstand a zum Abreissen ge- 
bracht. Es bleibt nun die Säule oberhalb des Widerstandes a fest 
stehen, während das übrige Quecksilber in die Kugel zurücktritt. 
