UntersuchuDgsmethoden, Instrumente etc. 
41 
Uebelstände betreffen vornehmlich den Spritzenkolben. Der Verf. 
sucht ihnen abzuhelfen, indem er als Kolben cylindrische Korken 
verwendet, welche nach dem Gebrauch fortgeworfen und durch neue 
ersetzt werden. An dem cylindrischen Glastheil seiner Spritze lässt sich 
das konische Yorderende mit einem Hartgummihütchen verschliessen, 
das hintere offene Ende ist zur Aufnahme des Korken bestimmt. 
Vor dem Gebrauch wird der Glascylinder nach Verschluss des Vorder- 
endes mit der Injektionsflüssigkeit gefüllt und dann mit dem Korken 
versehen. Durch vollkommenes Eintreiben desselben nach Entfernung 
des Hartgummihütchens und bei nach aufwärts gerichteter Spitze des 
Glascylinders wird die Flüssigkeit bis ganz an das Vorderende ge- 
drängt und alle etwa noch im Rohr vorhandene Luft ausgetrieben. 
Nachdem dann der Hartgummiverschluss wiederhergestellt ist, kommt 
der gefüllte Cylinder in ein Gestell, welches im wesentlichen aus 
einem metallenen Halbcylinder und ringförmigen Endtheilen besteht. 
Der eine dieser Ringe nimmt das Vorderende des Glascylinders auf, 
durch den anderen läuft die Kolbenstange, welche mittelst ihres 
schraubenförmigen Endes in den Kork eingebohrt und denselben da- 
durch auf und ab zu bewegen in den Stand gesetzt wird. Es er- 
übrigt nun nur noch der Ersatz des Hartgummihütchens durch eine 
Hohlnadel, um die Injektion vornehmen zu können. 
Der Erfinder rühmt von seiner Spritze: 1) die Möglichkeit leichter 
und gründlicher Desinfektion; 2) die Möglichkeit, für jedesmaligen 
Gebrauch einen neuen Kolben zu verwenden; 3) die Möglichkeit, 
abgemessene iDjektionsflüssigkeiten unter gutem Verschluss im Spritzen- 
cylinder selbst vorräthig zu halten und zu transportiren ; 4) die 
Möglichkeit, aspirirte Flüssigkeiten nach Probepunktion im Spritzen- 
cylinder selbst unter gutem Verschluss (nach Entfernung des Cylin- 
ders aus dem Gestell) bequem zu transportiren; 5) geringes Repa- 
raturbedürfniss. 
Es kann nicht geleugnet werden, dass das Instrument, welches 
bei Walb, Heidelberg, Hauptstrasse 5 mit 25 Korken und 2 Cylindern 
zum Preise von 6,50 Mark bezogen werden kann, sinnreich ausge- 
dacht ist. Ref. hat nur das eine Bedenken, ob die Korken im Glas- 
cylinder gut gleiten, wenn sie dabei dicht sein sollen. 
Kübler (Berlin). 
Dahmen, Neues Verfahren zur Auffindung der Tuber- 
kelbacillen im Sputum. (München, med. Wochenschr. 1891. 
No. 38.) 
Das Verfahren des Verf.’s, welches seiner Angabe nach von 
R. Koch und Pfuhl günstig beurtheilt worden ist, besteht in einer 
Modifikation von Biedert’s Methode. Während bei dem Kochen 
mit Natronlauge nach der letztgenannten Behandlungsart des Spu- 
tums eine zähflüssige Eiweisslösung entsteht, aus der sich die festen 
zur Untersuchung geeigneten Bröckelchen erst langsam, innerhalb 
2 Tagen zu Boden senken, wird nach des Verf.’s Verfahren durch ein 
15 Minuten dauerndes Erhitzen des Sputums im Dampfbad eine Ei- 
weissgerinnung und dadurch eine sofortige Scheidung der festen und 
flüssigen Theile des Auswurfes erreicht. Die ersteren fallen zu Bod^n 
