Eine einfache Kulturschale für Anaeroben. 
297 
Die Handhabung 
dieses Gefässes ge- 
schieht also auf 
folgende Art und 
Weise : 
Das gut sterili- 
sirte Gefäss wird 
auf den Nivellir- 
ständer unter die 
Glocke gesetzt mit 
am Rande der Schale 
angelehnter Deckel- 
platte. Sodann wird 
die verflüssigte Ge- 
latine (bezw. Agar) 
in die Schale ge- 
gossen und erstar- 
ren gelassen. Nun 
wird die Deckel- 
platte an der unte- 
ren Fläche an der 
Peripherie mit Va- 
selin bestrichen und 
auf die Schale so 
aufgesetzt, dass die 
Oeffnungen sich ge- 
nau über den Rinnen 
befinden. Die Zu- 
leitung von Wasser- 
stoff (Kohlensäure 
etc.) geschieht mit 
Hilfe eines konform 
der Oeffnung zuge- 
spitzten, genau hin- 
einpassenden Ansatzes aus Hartgummi. Die Füllung des Gefässes 
ist in der kürzesten Zeit (selbst in einigen Sekunden) beendet. Von 
der Reinheit des bei der anderen Oeffnung entweichenden Wasser- 
stoffgases überzeugt man sich einfach und sicher auf die Weise, dass 
man über dieselbe eine Eprouvette aufsetzt, mit dieser das ent- 
weichende Gas auffängt und das Verhalten ihres Inhaltes beim Ent- 
zünden (reiner Wasserstoff entzündet sich, wie bekannt, mit einer 
ganz schwachen Explosion und brennt ruhig in der Eprouvette ab) 
durch Anzüuden an einer Spiritusflamme prüft. 
Hat man sich auf diese Weise von der Reinheit des entweichenden 
Gases überzeugt, wird die Deckelplatte ein wenig umgedreht und auf 
diese Weise die Kommunikation nach aussen unterbrochen. 
Mit Hilfe dieser Schale kann man auch Züchtungen bei Luftab- 
schluss und Luftzutritt vornehmen ; nur muss im letzteren Fall die 
Deckelplatte in der Position ab verbleiben und die Oeffnungen mit 
sterilisirten Wattebäuschchen verstopft werden. 
2 / 3 der nat. Grösse. 
A = obere Ansicht. 
B — Profil in Pos. ab. 
C — Profil in Pos. cd. 
