654 
Altmann, 
Da die Zahl der verwendbaren Nährböden durch diese Methode 
vergrössert ist, dürfte es vielleicht gelingen, auch solche pathogene 
Mikroorganismen rein zu züchten, die sich bisher der Untersuchung 
entzogen haben. 
Tr oppau, 17. Sept. 1892. 
Ein neuer Thermoregulator für Petroleumheizung 
bei Thermostaten 1 )* 
Von 
P. Altmann 
in 
Berlin. 
Mit 2 Figuren. 
Um an allen Orten, wo kein Gas vorhanden, in den 
Bruträumen eine stets konstante Temperatur auf automatischem 
Wege möglichst sicher zu erreichen, habe ich eine Vorrichtung kon- 
struirt, welche für jedes beliebige Heizmaterial Verwen- 
dung finden kann und welche mir bei meinen Versuchen die 
besten Resultate geliefert hat. Ich bemerke, dass Petroleum die ge- 
eignetste Flüssigkeit ist, um Thermostate zu erwärmen, weil die 
Flamme am ruhigsten brennt, und die Temperaturdifferenzen dieser 
Flamme an und für sich sehr gering sind. Es kann jedwede Petro- 
leumlampe dazu benutzt werden, doch empfiehlt es sich, eine solche 
mit möglichst grossem Reservoir und einem daran befindlichen Tubus 
zu nehmen, damit ein Nachfüllen ohne Auslöschen der Flamme er- 
folgen kann. 
Die ganze Regulirung geschieht auf elektrischem Wege und wird 
durch die beiden Figuren I und II näher veranschaulicht. Zur Tem- 
peratureinstellung dient eine Kontaktthermometervorrichtung, welche 
für verschiedene Temperaturen einstellbar und in Fig. I abge- 
bildet ist. Diese elektrische Kontaktthermometervorrichtung wird 
mit dem cylinderförmigen unteren Ende so in einen Tubus des 
Thermostaten gesetzt, dass dasselbe vollständig in den Flüssigkeits- 
raum eintaucht. Zwecks Einstellung der Vorrichtung auf die ge- 
wünschte, konstant zu erhaltende Temperatur erhitzt man den Ther- 
mostaten, bis ein im Innenraum desselben befindliches Thermometer 
die verlangte Temperatur anzeigt. Alsdann wird auch der Zeiger 
des Kontaktthermometers eine mehr oder weniger bedeutende Drehung 
gemacht haben, und man hat nur nöthig, den beweglichen Zeiger 
A, welcher einen elektrischen Kontakt bewirken soll, so zu stellen, 
dass er sich nun mit dem Temperaturzeiger B berührt. Dadurch, 
1) Die Firma ,,Dr. Rob. Muencke, Berlin NW.“ hat die ganze Ausführung 
dieser Einrichtung, sowie die Anfertigung der einzelnen Theile übernommen und liefert 
dieselben in bekannt tadelloser Qualität, 
