Ein neuer Thermoregulator für Petroleumheizung bei Thermostaten. 655 
Fig. I. 
Fig. II. 
dass der Kontaktzeiger beliebig verstellt werden kann, lässt sich der 
Regulator auch für verschiedene Temperaturen einstellen. Das Ziffer- 
blatt dieser Thermometervorrichtung ist nur empirisch eingetheilt, 
um bei den verschiedenen Temperatureinstellungen zur Orientirung 
zu dienen. 
Der bei einer gewissen Temperatur stattfindende elektrische 
Kontakt theilt sich nun dem eigentlichen Wärmezufuhrregulator mit, 
welcher in Fig. II abgebildet ist. (Selbstverständlich ist vorher der 
Schluss des elektrischen Stromes durch Verbinden der Leitungs- 
drähte mit dem Elemente und umgekehrt zu bewirken.) Der Kontakt 
bewirkt mittelst Elektromagnet und Hebelübertragung einen Schluss 
der beiden Glimmerplatten P, so dass eine Erhöhung der Temperatur 
nicht stattfinden kann. Die aus der Lampe ausströmende Wärme 
wird direkt abgeleitet, da sie dem Boden des Thermostaten nicht 
mehr so frei wie vor dem Schluss der Glimmerplatten Zuströmen 
kann. Beginnt die Temperatur im Innenraume nun wieder zu fallen, 
so geht auch der Zeiger des Kontaktthermometers (Fig. I. B) zurück, 
der Kontakt wird unterbrochen, die beiden Glimmerplatten gehen 
wieder aus einander, und die volle Wärme tritt ungehindert zum 
Thermostaten. Auf diese Weise findet eine regelmässige automatische 
Wärmeregulirung statt, und es ist nicht schwierig, eine ganz bestimmte 
Temperatur einzustellen und dauernd konstant zu erhalten. 
Berlin, 5. Okt. 1892. 
