112 
J. Marek, 
Bei dieser kurzen Uebersicht habe ich viele andere Abteilungen 
der Bakteriologie aus Mangel an Zeit übergehen müssen, obgleich 
sie für die Chemie von großem Interesse sind, darunter ist die Bak- 
teriologie der Agrikultur zu erwähnen, mit Einschluß so wichtiger 
chemischer Veränderungen, wie die Salpeterbildung und die Fixierung 
des freien Stickstoffes durch Leguminosen, die Entstehung von 
Ptomai'nen und giftigen Albuminoiden, die Erscheinungen der natür- 
lichen und künstlichen Immunität mit Einschluß des Problems der 
Phagocytose und der bakterientötenden Eigenschaften des Blutserums 
und anderer tierischer Flüssigkeiten. 
In allen diesen Abteilungen ist nicht nur vieles für den Chemiker 
von Interesse, sondern es ist zum besten der Wissenschaft dringend 
nötig, daß diese Dinge die Aufmerksamkeit der Chemiker fesseln; 
denn fast in jeder Richtung, nach welcher die Bakteriologie vorwärts 
schreitet, stößt sie auf Probleme, die zu ihrer Aufklärung die tiefste 
Kenntnis der Chemie erfordern. Der Schritt von dem Unbelebten 
zu dem Belebten ist für den Chemiker nicht schwieriger, als für den 
Pflanzen- oder Tiermorphologen, ja er ist vielleicht weniger schwierig, 
denn während der Morpholog sich nur mit statischen Betrachtungen 
beschäftigt, wendet sich in der modernen Chemie unsere Aufmerk- 
samkeit mehr und mehr dynamischen Problemen zu. 
Dundee, 15. Dezember 1893. 
Kleine Mitteilungen zur bakteriologischen Technik. 
Von 
Professor J. Marek 
in 
Semlin. 
1) Vereinfachte Untersuchung der Bakterien im 
hängenden Tropfen. — Anstatt das Deckgläschen durch Vaseline, 
Paraffin u. s. w. zu umranden, ist es einfacher und bequemer, wenn man 
an einen hohlgeschliffenen (event. gewöhnlichen) Objektträger eine 
passende durchlöcherte (Durchmesser des Loches 8 — 10 mm) Platte 
(ca. 1 mm dick) aus schwarzem Patentgummi mit z. B. Cedernöl auklebt 
und in die Vertiefung des Objektträgers einen Tropfen Wasser giebt. 
Auf den Ausschnitt dieser Gummiplatte wird dann das Deckgläschen 
(das größer sein muß, als der Ausschnitt) mit dem Tropfen nach 
unten gesetzt. Das Deckgläschen wird dann so mit einem durch- 
löcherten Objektträger (Durchmesser des Loches ca. 16 — 20 mm) 
bedeckt, daß die zwei Ausschnitte konzentrisch zu stehen kommen. 
Das Ganze wird mit Gummischnüren oder dergleichen zusammen- 
gehalten oder man legt es direkt auf den Tisch des Mikroskopes, 
wo dann die zwei Klemmen die obere Platte auf das Deckgläschen 
und dieses wieder auf den Gummi drücken, wodurch der hängende 
Tropfen gegen die Verdunstung geschützt wird. Ist man dann mit 
