Zur Methodik der keimfreien Gewinnung des Blutserums. 
461 
Blutkolben senkte ich das Glasröhrchen a allmählich nieder und end- 
lich legte ich den Kolben auf eine Seite, so daß die Reste des Blut- 
serums sich dort ansammelten. Infolge der Neigung des Kolbens 
beugte sich auch das bewegliche Ende des Glasröhrchens auf diese 
Seite und das Blutserum floß fast bis auf den Rest aus. Im Kolben 
mit dem gesammelten Blutserum konnte der Gummipfropfen nachher 
durch einen sterilisierten Wattebausch ersetzt werden. Beläßt man 
aber den Gummipfropfen in dem Kolben, dann nimmt man den 
Gummischlauch, welcher die Kolben verbindet, von dem Blutkolben 
ab, legt an diesen Schlauch eine Klemme und schiebt ihn auf das 
Glasröhrchen b' des Serumkolbens. Alsdann bringt man den Kolben 
zur Prüfung der Sterilität des Blutserums in den Brutschrank. 
Wenn die Entnahme des Blutes und die Abfüllung des Blut- 
serums ohne Fehler durchgeführt war, erweist sich das Blutserum 
steril und kann nun lange Zeit in dem Kolben aufbewahrt werden. 
Die Menge des auf die angegebene Weise von einem Hammel 
von 50—60 Pfd. Gewicht erhaltenen Blutes beträgt 2— 2 1 /« 1 und die 
Menge des Blutserums etwa 700—800 ccm. 
Dieses Blutserum muß zuweilen in ganz bestimmter Menge ohne 
weitere Sterilisierung in Reagenzgläschen oder in kleinere Kolben 
übergeführt werden. Um bei dieser Ueberführung, welche gewöhnlich 
mit einer Pipette vorgenommen wird, jede zufällige Verunreinigung 
durch Keime aus der Luft zu verhindern, habe ich folgenden Apparat 
eingerichtet. 
Ich nehme eine gewöhnliche in Kubikcentimeter geteilte Bürette, 
deren obere Oeffnung mit einem Wattebausch verstopft wird; die 
untere Oeffnung derselben steht durch einen kurzen Gummischlauch 
mit dem Zweig k eines Glasröhrchens P in Verbindung, welches 
wird ein kurzer Gummischlauch mit einem kleinen Glasröhrchen, 
welches am Ende eine spitze Oeffnung hat, angesetzt. Dieser Gummi- 
schlauch ist mit einer Klemme No. 1 versehen. Der Zweig m ist 
durch einen langen Gummischlauch, welcher die Klemme Nr. 2 trägt, 
mit dem langen Glasröhrchen eines, ebenso wie früher, eingerichteten 
Gummipfropfens verbunden. Diesen Pfropfen stecke ich in den 
Kolben mit Blutserum nach Entfernung des Wattebausches. Wenn 
aber dieser Kolben, mit Gummipfropfen versehen, aufbewahrt ist, so 
schiebt man auf den Zweig m das Ende des langen Gummischlauches, 
welcher mit dem Glasröhrchen V des Blutserumkolbens verbunden 
ist. Nachher wird die Bürette in einem Stativ befestigt. Nach der 
Oeffnung der Klemme No. 2 und nach Blasen durch das Glasröhrchen 
V erscheint die Flüssigkeit in der Bürette, dann schließt man die 
Klemme wieder und stellt den Kolben auf ein Drahtnetz, welches auf 
den Ring eines anderen Stativs gelegt ist, so daß der Boden des 
Kolbens höher steht, als der O-Strich der Skala an der Bürette. 
Aus umstehender Zeichnung ist die Anordnung des ganzen 
Apparates ersichtlich. 
\k 
nebenstehende Form hat 
Auf Zweig l dieses Röhrchens 
