462 Kuprianow, Zur Methodik der keimfreien Gewinnung des Blutserums. 
Jetzt drückt man auf die Klemme No. 2 und füllt die Bürette 
bis 0, macht die Klemme No. 2 wieder zu, öffnet die Klemme No. 1 
und läßt die Flüssigkeit in die Reagenzgläschen in abgemessener 
Menge fließen. Nachdem die Bürette geleert ist, macht man die 
Klemme No. 1 zu, öffnet die Klemme No. 2 und füllt die Bürette 
wieder u. s. w. Wenn es nicht nötig ist, eine genau bestimmte Menge 
der Flüssigkeit abzumessen, so nimmt man die Klemme No. 2 ganz 
ab und läßt die Flüssigkeit bis zum O-Strich der Bürette aufsteigen; 
bei Entleerung eines Teiles der Flüssigkeit durch Oeffnung der 
Klemme No. 1 füllt sich die 
Bürette selbstthätig stets wieder 
von neuem. 
Anstatt der Bürette kann man 
auch eine graduierte Pipette 
nehmen und die Letztere in der 
Hand halten , was aber nicht 
bequem ist. Besser ist es, wenn 
man eine Bürette oder Pipette 
nehmen kann, welche am unteren 
Ende in zwei Zweige ausläuft, 
deren jeder einen Hahn trägt, 
dann braucht man nicht das 
Glasröhrchen P zu diesem Appa- 
rat zu setzen. 
Wenn es nicht nötig ist, die 
ganze Flüssigkeit abzufüllen, so 
nimmt man den Kolben vom 
Stativ ab, öffnet die Klemme 
No. 2, dann fließt die Flüssigkeit 
aus der Bürette und aus dem 
Gummischlauch wieder in den 
Kolben zurück bis auf die kleine 
Menge, welche in dem Zweige l 
des Glasröhrchens P enthalten 
ist. Die Letztere läßt man weg- 
fließen. Nachher nimmt man den 
langen Gummischlauch von dem 
Zweige m ab und steckt ihn 
wieder auf das Glasröhrchen 
Dieses geschilderte Verfahren zur Blutserumgewinnung liefert, 
abgesehen davon, daß es viel Zeit erspart, ganz sichere Resultate. 
Der beschriebene Apparat kann natürlich angewendet werden für 
jeden Nährboden, besonders wenn es nötig ist, ganz bestimmte Mengen 
der Flüssigkeit abzumessen und wenn man nach Einfüllung der 
Flüssigkeit nicht mehr sterilisieren kann. Dieser Apparat kann also 
als vollständiger Ersatz für den Tr eskow’schen Abfüllapparat an- 
gesehen werden, um so mehr, als letzterer ziemlich teuer ist und beim 
Sterilisieren sehr leicht zerbrechen kann. 
